— 303 — 



dotto in giro per il liquido ancora immobile o diretto in senso contrario e 

 quindi viene a contatto successivamente con diverse parti di questo e loro cede 

 il calore da misurare con tanta rapidità quanto è possibile date le dimen- 

 sioni, lo spessore e la natura delle pareti del tubo; inoltre, per effetto del 

 tubo stesso e delle palette, il liquido viene rimescolato e la temperatura 

 del liquido e delle palette diviene uniforme. 



Sarà evidentemente utile anche di facilitare il passaggio del calore fin 

 sulle pareti del tubo ricevitore, quindi questo dovrà contenere un liquido 

 che faciliti questo passaggio e perciò venga anch' esso rimescolato, ciò che 

 si ottiene facilmente fissando al coperchio del tubo una o più astine che 

 peschino fino al fondo del liquido, e che siano un po' distanti dall'asse del 

 tubo; esse, partecipando al movimento di rotazione del calorimetro, agitano 

 il liquido nel quale sono immerse. 



Un effetto che può assere nocivo, deriva dall' agitazione suddetta, co- 

 munque essa si produca ; esso consiste in ciò che gli scambi di temperatura 

 coli' esterno e quindi la correzione relativa vengono aumentati, anzi nelle 

 mie esperienze talvolta m' è occorso che essi cambiassero di segno, cioè che 

 il calorimetro perdesse lentissimamente calore se lasciato in quiete e invece 

 ne acquistasse con mediocre rapidità se fatto ruotare, senza che l' effetto 

 potesse essere attribuito ad una trasformazione di movimento in calore, poiché 

 era minima la quantità di energia dinamica impiegata. Quest' effetto è certo 

 dovuto alle condizioni ambienti poco propizie nelle quali operavo, appare 

 tuttavia evidente la necessità che la temperatura ambiente sia pochissimo 

 diversa da quella del calorimetro e che varii poco e regolamento ; in tali 

 condizioni l'agitazione, rendendo regolare lo scambio di calore coli' ambiente, 

 non può che essere utile. A causa delle suddette condizioni poco propizie, 

 non ho potuto osservare una relazione decisa fra la dilatazione o contrazione 

 del liquido in un minuto per effetto della temperatura esterna ed il modo col 

 quale veniva effettuata l'agitazione, cioè secondo il numero di rotazioni alter- 

 native per minuto e secondo che queste si succedevano continuamente o ad 

 intervalli; risultò solo, ciò che è evidente, che l'agitazione faceva aumentare 

 le suddette variazioni tanto più quanto maggiori esse erano. 



Gli scambi di calore coll'ambiente si potrebbero diminuire grandemente 

 tanto da renderli praticamente nulli o innocui usando recipienti a doppia 

 parete, inargentati nelle faccie prospicienti e col massimo vuoto tramezzo, 

 quali si usano per la conservazione dell'aria liquida ecc. 



La sensibilità che si può ottenere con questo metodo è certo superiore 

 a quella che si ottiene col calorimetro di Bunsen; in questo una caloria fa fon- 

 dere circa gr. 0,0125 di ghiaccio producendo una contrazione di circa 1,4 min 3 , 

 mentre nel termocalorimetro con benzina di petrolio si ottiene una dilata- 

 zione di circa 3 mm 3 per caloria, ed una' maggior dilatazione potrebbe otte- 

 nersi con liquidi più dilatabili e di minor capacità calorifica per centimetro 



