— 306 — 



care la ragione che indusse ad adoperare il reticolo di diffrazione, cioè quella 

 di eliminare ogni mezzo assorbente. 



Tali essendo i termini del problema, espongo subito il modo come 

 l'ho risoluto. 



2. Il reticolo da me adoperato ha un raggio di curvatura di 3 metri 

 e 14438 linee per pollice. 



FlG. 1. 



La sua installazione è semplice e non differisce sostanzialmente dalle 

 ordinarie. Due doppie guide costituite da grosse lastre di vetro da specchi 

 lunghe oltre 3 metri, spianate accuratamente sui bordi, sono poste ad angolo 

 retto in un piano rigorosamente orizzontale. Su ciascuna doppia guida scorre 

 una slitta metallica, portante una doppia piattaforma munita di viti micro- 

 metriche, di registro e di livello. Su una delle doppie piattaforme riposa il 

 reticolo R, sull'altra il sistema oculare (fìg. 1). Un tirante di ottone RO 

 riunisce le slitte; nel suo punto medio M è attaccata in modo da essere 

 facilmente registrata, una seconda asta MC rigida e leggiera che può scorrere 

 colla sua estremità, provvista di una punta, dinanzi ad un lungo telaio 

 r J\ T 2 , incurvato come la circonferenza di diametro RO e poggiato su un ca- 

 valletto da fotografia. 



Su una delle lastre di vetro è attaccata una scala graduata, sulla quale 

 sono notate le lunghezze d'onda corrispondenti alle posizioni del reticolo e le 



