molto di più per rotazioni più piccole. L'artifìcio che ora descriverò mi ha 

 invece permesso di esaltare enormemente la constatazione degli spostamenti 

 angolari della bilancia, e quindi di correggerli con tutta esattezza. 



Al piede della bilancia (tìg. 3) è fissato un tubo di vetro orizzontale 

 YY lungo m. 1,60 circa, di mm. 5 di diametro, coassiale con altro tubo 

 esterno più grosso, XX, pure in vetro, che sei ve così di sostegno al primo. 

 Il tubo YY è riempito di mercurio e termina ai suoi due estremi in due 

 serbatoj di ebanite, contenenti anch'essi mercurio, di cui solo quello di 

 destra, U, è segnato in figura ; tali serbatoj sono dunque due vasi comuni- 

 canti a pelo libero, ed il liquido in essi si dispone esattamente allo stesso 

 livello. Ma relativamente a ciascuno dei due recipienti, p. es. a quello U 

 di destra, il livello del mercurio muta al variare dell'inclinazione del sostegno 

 della bilancia ; tale variazione è tanto più notevole quanto maggiore è la 

 lunghezza del tubo YY. Il valore scelto per tale lunghezza, corrisponde ai 

 bisogni della attuale ricerca ; esso può evideutemente variarsi a piacere, se 

 il congegno in parola dovesse venire impiegato per altri scopi. Sulla regione 

 centrale del mercurio contenuto in U galleggia un dischetto portante una 

 acuminata punta verticale di acciajo ; ed al recipiente sono fissate altre 

 due punte pure in acciajo di cui una sola si scorge nel disegno, la cui 

 posizione può essere spostata verticalmente, mediante la vite di regolaggio r. 

 Su codeste tre punte appoggia, per il suo peso, un dischetto di vetro por- 

 tante uno specchietto piano verticale S 2 . Si comprende che al variar del 

 livello del mercurio tale specchietto si inclini variamente, e un raggio di 

 luce ottenuto in maniera del tutto simile a quello che batte su S,, viene 

 riflesso da S 2 anche sulla scala di m. 1,80 al posto di osservazione. Si ha 

 cura che l'immagine del filamento della seconda lampada 72 w &tt a ciò 

 necessaria, si formi in località alquanto più bassa più alta di quella in 

 cui si osserva quella riflessa da S,. Con ciò l'osservatore può sorvegliare 

 facilmente le due immagini, perchè vicine e non sovrapposte. 



Ora, nello scegliere i valori della lunghezza del tubo YY, e della distanza 

 fra la punta galleggiante e le altre due fisse, mi è stato facile far sì che, 

 mentre l'immagine riflessa da S t (quando il giogo è arrestato) si sposta per 

 il moto dei piombi di circa 2 mm., quella riflessa da S 2 si sposti di circa 

 200 mm.; cioè le rotazioni del sostegno della bilancia del suo piano di 

 agata sono svelate con una precisione 100 volte maggiore di quanto avver- 

 rebbe col comune congegno a semplice ìitìessione su di uno specchio. Siccome 

 si possono apprezzare almeno i 2/10 di mm., e corrispondendo i 2 mm. 

 a 10" d'arco, si vede che il descritto congegno permette di apprezzare sino 

 a Vioo di 1". Tale sensibilità è più che sufficiente per le misure di cui qui 

 si parla, ma mi piace rilevare che il dispositivo potrebbe essere reso, nel 

 caso di altre ricerche, ancora più sensibile; non sembra infatti che l'asse- 

 stamento del mercurio nell'interno dei recipienti U possa per attriti od altra 

 causa ostacolare tale accrescimento di sensibilità. 



