— 81 — 



Fisica. — SuW assorbimento della gravitazione. Nota VI del 

 «Oorrisp. Quirino Majorana. 



Uso del controllo. — Il descritto congegno di controllo, o come dirò 

 semplicemente il controllo, svela le rotazioni del sostegno della bilancia. 

 Per utilizzarlo, procedo nella guisa seguente. Stabilito un punto della scala 

 al posto di osservazione si regola la vite r in guisa che su di esso cada 

 il raggio di luce riflesso da S 2 ; si portano allora i piombi dalla posizione PP 

 a P'P'; questo raggio si sposta in conseguenza, p. es., di 200 mm. (') in 

 alto. Si tratta ora di ricondurlo alla sua posizione primitiva, senza spostare 

 i piombi ; creando cioè una rotazione nel sostegno della bilancia inversa a 

 quella occasionata dalla mutata posizione di quelli. Per raggiungere tale 

 scopo, è tornato assai acconcio usufruire della mobilità di detto sostegno 

 dovuta al suo speciale modo di sospensione con le molle MM (fig. 3). Un 

 filo sottile di argentana è fissato in I ad un'appendice portata del piano LL , 

 ed è avvolto su due carrucole D!,D 2 , ad imperniatura assai delicata. Di 

 esse, la D, è prossima alla bilancia, come vedesi in figura, e sostenuta 

 opportunamente dal piano TT ; l'altra trovasi discosta per circa 3 metri. Al 

 filo di argentana è finalmente legato un disco circolare di ferro Z che funge 

 da armatura di un'elettrocalamita J. In questa circola in permanenza una 

 corrente di qualche decimo di ampère, regolabile dal posto di osservazione 

 con opportuno reostato. La distanza di J dalla bilancia è tale che nessuna 

 sensibile azione da parte sua sulle parti magnetiche della bilancia sia da 

 temersi. Si vede allora che affievolendo la corrente in J , il sostegno della 

 bilancia può ruotare alquanto per il cedimento delle molle MM, ed è così 

 possibile riportare l'indice luminoso riflesso da S 2 nella sua primitiva posi- 

 zione, venendosi a correggere con ogni esattezza la rotazione perturbatrice 

 constatata. È ovvio poi, che se si osservasse uno spostamento dell' indice lumi- 

 noso verso il basso anziché verso l'alto, esso verrebbe corretto con un accre- 

 scimento della corrente in J. 



Si può obbiettare che le rotazioni impresse al sostegno della bilancia, 

 sia dal moto dei piombi che dal controllo sieno certamente accompagnate 

 da spostamenti traslatorii rispetto alle lampade di proiezione e alla scala 

 di lettura, e che quindi questi possano indurre qualche errore nella valuta- 



( ! ) Per quanto si è detto tale valore può mutare notevolmente da una esperienza 

 all'altra. 



Rendiconti. 1922 Voi. XXXI, 1° sem. 11 



