— 249 — 



persistente di NW, per cai i proiettili eruttivi venivano lanciati contro di 

 noi, ci avviammo sulle colate recenti, ormai ferme ma caldissime ancora 

 nelle anfrattuosita, attraversandone verso E un buon tratto, circa 300 m. 



Raggiungemmo infine un braccio secondario di lava incandescenie in 

 moto, a circa 200 m. dal margine destro di un'altra corrente lavica anch'essa 

 ferma, a 400 m. dal ramo principale. 



In vicinanza del fronte di questo braccio secondario scegliemmo un posto 

 favorevole sopravvento rispetto alla colata, e preparammo ivi gli apparecchi. 



La corrente lavica, spessa da 1 a 2 m. e larga, in quel punto, circa 

 4 m., si avanzava molto lentamente, con una velocità stimata da 6 a 7 m. 

 ogni ora. La superticie della lava era ricoperta di scorie che avevano gran- 

 dezza non molto diversa l'una dall'altra, di circa 15 cm. di diametro, e 

 negli interstizi! fra queste scorie si vedeva, pur di giorno, la lava incande- 

 scente; la quale non era peraltro molto fluida, e appariva, non col noto 

 aspetto di lava pastosa, ma come fosse granulare. 



Adoperai un pirometro termo- elettrico (Pt e Pt.Rd) costruito dalla casa 

 Hartmann e Brauu, la cui resistenza era di circa 1,6 ohm a temperatura 

 ordinaria, e poteva servire per temperature da 300 a 1600°; il millivolto- 

 metro della stessa casa, n. 280325, poteva misurare in corrispondenza forze 

 elettromotrici da 2,30 a 17.09 millivolta (resist. int. 465 ohm). 



Il pirometro, protetto da un tubo di ferro trafilato, terminato a cono, venne 

 immerso obliquamente nella lava fluente per circa 30 cm. a mezzo metro 

 dalla sponda sinistra della colata, a circa 2 m. dell'estremità frontale. 



La lunga sbarra di ferro, inchiavardata all'estremità aperta del tubo 

 di ferro, venne appoggiata a un masso di lava fredda, sì da impedire che 

 il pirometro fosse trascinato dalla lava in moto. Durante la misura, la pres- 

 sione sul punto di appoggio produsse l' incurvamento della sbarra suddetta. 



Due dei miei compagni (Amato e Barbagallo) badavano che il pirometro 

 rimanesse a posto; Galici teneva di occhio il millivoltometro, posto al ri- 

 paro dall'irradiazione della lava. 



L'indice di questo si andò spostando lentamente, finché, dopo 15 mi- 

 nuti, rimase perfettamente stazionario, indicando una f. e. m. di 8,52 milli- 

 volta, mentre il termometro da me aggiunto all'estremità fredda del piro- 

 metro, circondato da ovatta, indicava stabilmente 46°. 



Da verifiche eseguite nell' Istituto Fisico della R. Università di Ca- 

 tania! 1 ) risulta che questa f. e. m. corrisponde alla temperatura di 927° 

 quando la temperatura t della saldatura fredda è 0°. Applicando la corre- 

 zione per t compreso fra 0° e 30°, data da x =0,5/ con la precisione del 5 

 per mille, e avendo altresì verificato che per £=46° la correzione è ancora 



(!) Il pirometro mi fu gentilmente affidato dal compianto prof. G. P. Grimaldi, 

 allora direttore del detto Istituto, e le verifiche furono eseguite per cortesia dell'attuale 

 direttore, prof. E. Drago, con l'aiuto di lui stesso e di tutto il personale del Laboratorio. 



