— 888 — 



Gli studiosi cercano un metodo sicuro che possa permettere la raccolta 

 dei gas esalanti dalla lava prima che vengano in contatto con l'aria; allora 

 soltanto potrà dirsi decisamente se siano umidi i gas esalanti dai magma 

 acidi ed anidri quelli esalanti dai magma basici. 



Dopo una serie di esperimenti su rocce vulcaniche rifuse in un grande 

 crogiuolo da fonderia, ho trovato un metodo che permette di raccogliere i 

 gas disciolti nelle lave. 



Il metodo consiste nell' iniettare nella lava fluente, per mezzo di uno 

 speciale apparecchio, dell'elio, gas perfettamente inerte ( x ) e nel ritornarlo 

 a raccogliere assieme ai gas magmatici, che esso trascina dalla bolla arti- 

 ficialmente formata nella massa lavica. 



L'apparecchio è rappresentato schematicamente nella figura a pag. seg. 



Una canna di ferro C racchiude due tubi di quarzo a e b ed un piro- 

 metro termoelettrico P. La punta della canna ha un piccolo rigonfiamento 

 con due camere separate l'ima dall'altra, ove sboccano i due tubi di quarzo 

 ed ove son praticati due lori laterali /' ed /", che comunicano con l'esterno 

 e che, all'inizio dell'esperimento, sono chiusi con una lega (argento 95 p., 

 rame 50 p.), che fonde a 900°. 



La parte superiore della canna può allungarsi con pezzi aggiunti per 

 mezzo di manicotti m e termina con un manico M alla cui base sboccano 

 i due tubi di quarzo ed i fili eoiiJuttori del pirometro. Al tubo a è inne- 

 stato un refrigerante R di quarzo, protetto da una montatura metallica 

 attaccata alla parte superiore della canna. Dal refrigerante per mezzo di 

 tubi di accordo, la conduttura si prolunga tino all'apparecchio d'assorbi- 

 mento e di raccolta dei gas. 



Il tubo b di quarzo comunica con una bombola piena di elio compresso 

 e provvista di manometro. 



L'apparecchio si mette in funzione nel modo seguente: 



L'operatore, provvisto di maschera contro i gas vulcanici, introduce la 

 punta dell' inalatore nella colata per una profondità di circa 50 cm. ed 

 apre il rubinetto della bombola con l'elio. Dopo breve tempo fondono i tappi 

 metallici dei fori /' ed f delle due camere dell' inalatore e l'elio penetra 

 nella lava. La pressione viene regolata per mezzo del manometro. Nella 

 lava, attorno alla punta dell' inalatore, si formerà una bolla dentro cui cir- 

 colando l'elio trascinerà i gas magmatici, che verranno fissati e raccolti nel- 

 l'apparecchio d'assorbimento. 



Se la colata avrà un rapido movimento, potrà avvenire che la bolla 

 sia trascinata dalla corrente; in tal caso il manometro segnerà una depres- 

 sione e nei tubi d'assorbimento non si vedranno più gorgogliare i gas. 



(!) W. Ostwald u. C. Drucker. Handbuch der algemeinem Ghemie. Die Edelgas 

 von Sir W. Rainsay u. G. Rudolf. Leipzig, 1918, p. 162. 



