— 294 — 



osservazione o da lievi incertezze del metodo. Siccome però la determina- 

 zione del coefficiente a = 0,104 risulta dalla media di un grandissimo nur 

 mero di osservazioni, anche all'infuori della presente determinazione, così ho 

 ritenuto più attendibili i numeri scritti nella seconda colonna della tabella. 



I numeri della terza colonna si calcolano applicando la formula (2), 

 dove tutto è conosciuto all'infuori della distanza d , che così si può ricavare. 

 La quarta colonna indica i singoli rapporti aj§ tra gli angoli di inclinazione 

 del giogo e del piano di sostegno. Per tale determinazione, si inclina va- 

 riamente, nel caso di ciascuna sensibilità, il sostegno; e ciò nel modo che 

 sarà esposto in seguito (per una comune bilancia basterebbe manovrare le 

 viti calanti). Si misura tale inclinazione (angolo /S) , osservando lo sposta- 

 mento di un raggio luminoso riflesso dal sostegno ; corrispondentemente si 

 misura lo spostamento del raggio luminoso riflesso dal giogo, determinando 

 così l'angolo a . Si è così constatato che per ogni sensibilità, il valore di. 

 aj§ è costante. 1 valori riportati nella tabella rappresentano le medie di 

 varie determinazioni (3 o 4) fatte con inclinazioni del giogo differenti per 

 ogni sensibilità. La colonna ultima della tabella ci dà infine i valori di r 

 (raggio di curvatura del coltello), calcolati volta per volta, al variare della 

 sensibilità della bilancia. Ciò è stato possibile mediante la semplice rela- 

 zione (1) ; e si vede, come con buona approssimazione, il raggio di curva- 

 tura risulta costante, rappresentando ciò una conferma esplicita della giu- 

 stezza delle fatte ipotesi, circa la forma del coltello. 



Riassumendo, si rileva che in conseguenza della curvatura non infinita 

 del coltello centrale di una bilancia, si hanno due fatti importanti : 



1° La sensibilità della bilancia non è costante al variare della incli- 

 nazione del giogo, se la detta curvatura non è costante. 



2° Una variazione nella inclinazione del piano di appoggio del coltello 

 può falsare le misure, poiché ad essa corrisponde una inclinazione del giogo 

 variabile da caso a caso. 



Di entrambe queste cause di errore, il cui studio ho voluto premettere, 

 sarà tenuto conto nelle ricerche sperimentali sull'assorbimento gravitazionale 

 che esporrò nelle prossime Note. 



