— 354 — 



La bilancia. — Essa è indicata nella stessa fìg. 2, in H ; è poggiata 

 su un piano di marmo T, sostenuto da due pilastrini in muratura, costruiti 

 sul pavimento del locale sovrastante al sotterraneo contenente i piombi. 



La bilancia, come nelle vecchie esperienze, è rinchiusa nella custodia già 

 altra volta descritta, capace di resistere al vuoto atmosferico; dal lato destro 

 di tale custodia pende un tubo L di ottone di 25 min. di diametro, termi- 

 nante in una sfera, pure di ottone, cava M, di 70 mm. di diametro; tale 

 appendice serve a contenere e proteggere la sfera massiccia di piombo di 

 6 cm. di diametro, pesante 1274 gr., attaccata, mediante un filo di ottone 

 di 0,3 mm. di diametro (e della lunghezza di circa 4 metri) al braccio destro 

 della bilancia. Una scanalatura semicilindrica S, ed una nicchia semisferica N, 

 praticate su ciascuno dei due prismi di piombo, permettono di accostare 

 questi alla custodia M, senza toccarla, e di costituire così il cubo scher- 

 mante P'P', intorno alla sfera di piombo contenuta in M. È facile, mediante 

 le sei viti calanti delle due zattere Z, oltre che portar allo stesso livello le 

 facce orizzontali superiori e, rispettivamente, inferiori dei due piombi, rego- 

 lare la posizione del cubo così risultante, rispetto alla sfera di piombo, in 

 guisa che il centro di questa coincida con quello del cubo. Ciò, perchè nel 

 tubo L sono delle piccole finestre (non indicate in figura, per la piccolezza 

 di questa) chiuse con vetro, a traverso le quali si possono puntare con un 

 catetometro degli ingrossamenti del filo di sospensione come quello indicato 

 con Z nella fig. 4 a pag. 485, voi. XXVIII di questi Rendiconti. Così, si 

 correggono errori di aggiustaggio reciproco tra sfera e cubo, nel senso ver- 

 ticale. Sarebbe stato desiderabile poter fare altrettanto per il senso orizzon- 

 tale; ma si comprende come non sarebbe stato facile dotare i prismi PP di 

 mobilità laterale sui bracci CD, data la loro grande massa. Per cui mi son 

 limitato ad aggiustare preventivamente tali prismi orizzontalmente, con la 

 migliore approssimazione possibile; nel corso delle esperienze si sono in se- 

 guito corretti quegli spostamenti manifestantisi inevitabilmente, in conse- 

 guenza delle deformazioni delle armature ABCD, mediante corrispondenti 

 spostamenti della sfera M, insieme con tutta la bilancia. Del resto, come 

 già altra volta feci notare, anche un errore relativamente notevole (qualche 

 millimetro) di aggiustaggio laterale non può dare sensibile componente attrat- 

 tiva verticale tra il cubo e la sfera. 



Venendo ora a parlare più dettagliatamente della bilancia e delle sue 

 ulteriori particolarità costruttive, avverto che queste sono assai più numerose 

 che non nella prima serie di esperienze, principalmente in conseguenza della 

 maggior complicazione del nuovo dispositivo. La bilancia con i suoi acces- 

 sori è meglio rappresentata nella fig. 3, di cui mi riservo di dare ampia 

 spiegazione nelle prossime Note. 



