— 420 — 



si apriva una tubulatura secondaria per la quale l'ebullioscopio era colle- 

 gato con l'apparecchio a vuoto. 



Nelle due tubulature laterali erano innestati, sempre a tenuta d'aria, 

 due termometri: un termometro Beckmann diviso in centesimi di grado e 

 un termometro comune graduato a decimi di grado, sul quale peraltro, con 

 l'aiuto di una lente, era agevole leggere anche i ventesimi di grado. 



L'apparecchio a vuoto era costituito da un comune aspiratore a caduta 

 d'acqua comunicante con una bottiglia tubulata, sufficientemente grande da 

 compensare 'le oscillazioni di pressione dipendenti dall'incostante regime 

 dell'aspiratore. Sulla bottiglia era inserito il manometro a mercurio. 



L'esperienza ha dimostrato che è pressoché impossibile, nelle condizioni 

 sperimentali adottate, ridurre gli errori inevitabili di osservazione al disotto 

 di un ventesimo di grado, mediamente ; sì che riesce pressoché indifferente 

 eseguite le determinazioni sul termometro Beckmann a centesimi o sul ter- 

 mometro comune a ventesimi di grado; l'impiego di quest'ultimo, data la 

 piccola capacità termica del bulbo e la rapidità con cui assume la tempera- 

 tura del liquido bollente, presenta anche qualche vantaggio sull'impiego del 

 termometro Beckmann. 



Tale difficoltà dipende evidentemente dalla difficoltà di mantenere co- 

 stante il regime di ebullizione e quindi di evitare le leggere variazioni di 

 tenore della soluzione idroalcoolica bollente in dipendenza dell'ineguale con- 

 centrazione del liquido bollente e del distillato; le piccole irregolari varia- 

 zioni di tenore che ne derivano dànno luogo a sensibili variazioni momen- 

 tanee del punto di ebullizione, che oscilla perciò irregolarmente nei limiti 

 or ora enunciati. 



Credo anche opportuno ricordare, sebbene si tratti di fenomeno normale, 

 che la natura del mezzo usato per evitare il soprariscaldamento delle mi- 

 scele in esame — perline di vetro, pezzetti di pomice, pezzetti di platino, 

 aria gorgogliante da un sottile capillare — non è senza influenza sui risul- 

 tati conseguiti, tanto da rendere inconfrontabili serie di dati ottenuti con 

 mezzi diversi. 



I dati ebullioscopici conseguiti con l'impiego dell'apparecchio Beckmann 

 vennero controllati per gruppi con un apparecchio ebulliometrico metallico 

 a riscaldamento elettrico, quali si usano nella determinazione ebulliometrica 

 dell'alcool nel vino. 



L'impiego di tale apparecchio consente di ridurre sensibilmente l'errore 

 medio di osservazione; i dati forniti da tale apparecchio s'accordano, nei 

 limiti degli errori d'osservazione, con quelli forniti dall' apparecchio 

 Beckmann. 



Considerato lo scopo della ricerca e le speciali difficoltà ad essa ine- 

 renti, ho determinato, anzi che i punti di ebullizione delle diverse miscele 

 a diverse pressioni, le variazioni del punto di ebullizione delle singole mi- 

 scele conseguenti ad una determinata variazione di pressione. 



