— 443 — 



sempre nitido e risultando ben concordanti le diverse osservazioni. Non voglio 

 però dire che, in conseguenza di tale constatazione, sarebbe stato completa- 

 mente inutile sperimentare in periodi di assoluta tranquillità meccanica della 

 vita cittadina ; chè anzi, sarebbe stato più vantaggioso sperimentare sempre 

 così. Ma il vantaggio sarebbe dipeso dalla riduzione di altra causa perturba- 

 trice : la irregolare influenza delle scosse meccaniche sull'isteresi elastica 

 dell'edifìcio; su ciò ritornerò in seguito. 



Connessione elastica con la pompa. — L'equipaggio mobile della 

 bilancia, insieme con i suoi accessori!, trovasi in un ambiente privo di aria, 

 per le ragioni già spiegate nelle prime ricerche. E vero che nella nuova di- 

 sposizione, gli errori relativi derivanti dalle eventuali perturbazioni termo- 

 metriche sono necessariamente più pìccoli ; infatti, da un canto essendo la 

 massa schermante superiore, la riduzione di peso da constatare deve essere 

 maggiore; e, dall'altro, i due prismi di piombo non possono subire variazioni 

 termometriche notevoli in conseguenza del loro movimento, a differenza del 

 mercurio che. nelle vecchie esperienze, era costretto a fluire dentro ristretti 

 tubi. Ma, comunque, la soppressione dell'aria intorno al giogo è anche ora 

 cosa utile. Per cui, come si vede nella fig. 3, è stata ancora usata la cu- 

 stodia di ottone, già altra volta descritta ; e da essa viene estratta l'aria 

 mediante la pompa Gaede. La connessione con questa è fatta con un tubo 

 di vetro lungo m. 3,50 e di 1 cm. di diametro, piegato a spirale, non se- 

 gnato in figura. Con ciò, pur essendo la pompa montata su di un tavolo ri- 

 gido separato, la elasticità dell'attacco della pompa non è compromessa, po- 

 tendo quella spirale molleggiare liberamente. 



Comando del giogo. — Il sollevamento o l'abbassamento del giogo è 

 ottenuto ancora mediante la chiave G ; questa è a tenuta d'aria, grazie al- 

 l'uso di un premistoppa con mercurio, già altra volta descritto. 



Contrappeso e tara. — La sfera di piombo (che chiamerò semplice- 

 mente la sfera) che subisce l'azione schermante dei piombi, indicata in M 

 nella fig. 2, e non segnata nella fig. 3, è equilibrata dal contrappeso C 

 (fig. 3), costituito da una seconda sfera esattamente identica, già altra volta 

 adoperata. Ma nell'attuale dispositivo ho introdotto l'uso di una tara KK 

 costituita da due prismi di piombo, nel loro complèsso pesanti come la sfera 

 od il contrappeso. La tara è rinchiusa in una scatola prismatica di ottone 

 NNN, che fa corpo con la custodia della bilancia, e nella quale si fa na- 

 turalmente anche il vuoto. Essa può essere agganciata a volontà al braccio 

 destro del giogo, in sostituzione della sfera ; tale scambio è possibile me- 

 diante un congegno di agganciamento che si può comprendere esaminando 

 la fig. 3; le due chiavi a tenuta di vuoto (con premistoppa e mercurio), 

 Bi e B 2 , servono a tale scopo. Si vede che, data la posizione indicata nel 

 disegno, apparisce sganciata dal giogo la sfera, ed agganciata la tara. Ruo- 

 tando di 90° le due chiavi, si possono scambiare questi due pesi. È inu- 

 tile dire clie tale scambio deve esser fatto a giogo alzato. 



