— 71 — 



6°. Misura con un manometro della pressione che bisogna aggiungere 

 o togliere alla pressione atmosferica per produrre una nota e conveniente va- 

 riazione del volume e della spinta, o viceversa. 



Il 1° ed il 2° metodo sono stati applicati, certo in condizioni di poca 

 esattezza, fino dal secolo XVIII; inoltre sul 1° metodo è fondato il così detto 

 « barometro svizzero » formato da un bulbo munito di un tubo quasi capillare 

 con indice liquido e circondato di ghiaccio. Recentemente l'uso del 2° metodo 

 è stato proposto quasi contemporaneamente da Barus (American Journal of 

 Science, 1900), da Fischer (Drude, Annalen der Physik, 1900), e da me (Ren- 

 diconti dell'Accademia dei Lincei, 1900), che avevo accennato a tale uso ed 

 alle mie esperienze in proposito alla fine del 1899 in una annotazione nella 

 Nota sugli areometri ad inclinazione variabile. 



Nelle due precedenti Note sull'uso del ludione ecc., ho descritto i me- 

 todi 3°, 5° e 6° che credo affatto nuovi, ed alcune modificazioni del 2° me- 

 todo che credo pure nuove ed utili. Ho continuato in seguito lo studio di 

 questi metodi, ed ho semplificato l'apparecchio occorrente per il 3° e 6° me- 

 todo in modo da renderlo facile a costruire e ad usare, autonomo ed esatto ; 

 esso verrà descritto in una prossima Nota. 



Nella presente Nota descrivo alcune serie di esperienze relative ai modi 

 di evitare le variazioni della quantità d'aria del ludione. Quando la tempera- 

 tura cresce, la solubilità dell' aria nel liquido nel quale è immerso il ludione 

 diminuisce, ed una parte dell' aria disciolta si sviluppa lentamente, mentre 

 1' opposto avviene se la temperatura decresce. Inoltre, siccome il livello del 

 liquido nel ludione è più basso di quello esterno, l' aria del ludione trovan- 

 dosi ad una pressione alquanto maggiore di quella esterna, si scioglie in 

 maggior proporzione e per diffusione lentamente sfugge verso 1' esterno. 



Ne risulterebbero così variazioni del volume dell' aria, che erroneamente 

 si attribuirebbero a variazioni della pressione, che sarebbero difficili da cal- 

 colare e che perciò bisogna evitare o render minime. 



Il mantenere 1' apparecchio indefinitamente nel ghiaccio, senza interru- 

 zione, eviterebbe questa causa d'errore; invece il portare l'apparecchio a 0° 

 ogniqualvolta lo si vuol usare, che non sarebbe neppure comodo, e potrebbe 

 aumentare l' errore suddetto per causa della grande variazione della solubilità 

 dell' aria che ne risulta. 



Nella l a Nota sull'uso del ludione ecc., ho indicato due modi per evi- 

 tare o ridurre questa causa d'errore. Il primo, la cui efficacia è evidente ed 

 è inoltre dimostrata dall'esperienze descritte più oltre, consiste nel separare 

 l' aria dal liquido nel quale è immerso il ludione mediante uno strato o colonna 

 di mercurio. L' altro modo, la cui efficacia in pratica non risultò così grande 

 come era presumibile, consiste nell' usare una campanella terminata inferior- 

 mente con un lungo tubo capillare ripiegato ad elica o a spirale per economia 

 di spazio, e nel diminuire tanto quanto è possibile il volume del liquido con- 



