— 78 — 



pireliometriche, poiché oltre che garantire 1' esattezza delle misure è di ma- 

 neggio facile, ed il calcolo per ottenere il risultato definitivo è, relativamente 

 agli altri istrumenti di tal genere, di una grande semplicità. 



Quantunque abbia già eseguiti i calcoli delle osservazioni fatte coli' at- 

 tinometro di Violle, mi sono deciso a sospenderne la pubblicazione, fino a 

 che, per mezzo di adatti confronti fra il pireliometro dell'Angstrom e 1' atti- 

 nometro di Violle non abbia trovati i coefficienti necessari per ridurre i ri- 

 sultati di quest'ultimo a quelli ottenuti col pireliometro a compensazione 

 elettrica, che si può giustamente chiamare pireliometro campione. 



Per ora, rendo di pubblica ragione i risultati delle osservazioni fatte a 

 Sestola nell' estate del 1901. 



Il principio del pireliometro a compensazione elettrica è semplicissimo. 

 Due striscie metalliche sottilissime e perfettamente uguali sono applicate 

 parallelamente, ed alla distanza di alcuni millimetri ad una cornice di eba- 

 nite o di altra materia isolante. Le strisce sono annerite dalla parte che 

 deve essere esposta al sole ('); e dalla parte opposta stanno applicate le 

 estremità saldate di un doppio elemento termoelettrico (diretto in opposto senso 

 dall' una all' altra striscia) per mezzo del quale, valendosi di un sensibile 

 galvanoscopio si può accertare se la temperatura delle due striscie è uguale, 

 poiché in tal caso il galvanoscopio dovrà segnare zero. 



Se una delle due striscie è esposta alla radiazione di una sorgente di 

 calore, mentre, l' altra sta ombreggiata da un adatto schermaglie, il galva- 

 noscopio mostrerà che la prima ha temperatura più elevata della seconda; 

 e facendo passare lungo questa una corrente elettrica di intensità conve- 

 niente, si potrà ridurla ad avere la stessa temperatura della prima. In tale 

 caso il galvanoscopio dovrà di nuovo segnare zero. 



Se ì è l'intensità della corrente in Ampères; r la resistenza per ogni 

 centimetro in lunghezza delle due striscie, b la loro larghezza, a il potere 

 assorbente della superficie delle striscie rivolta al sole, si avrà 1' intensità 

 della radiazione espressa da 



oppure da 



ri 



a = - — — — — gr.-cal. per secondo e cm 2 . 

 4, 19. b.a 



60 ri* 



Q = gr.-cal. per minuto è cm 2 



4 , -L »./ . * CL 



I vantaggi del metodo dell'Angstrom sono evidenti. 



La temperatura delle due striscie, essendo la stessa, la radiazione di 



(') La descrizione completa dell'apparecchio ed il modo di preparazione e di anne- 

 rimento delle striscie si trova in una memoria dell'Angstrom pubblicata a pag. 633 e segg. 

 del voi. 67 dei Wied. Ann. e a pag. 334 del voi. 9 dell' Astrophysical Journal (1899). 



