— 79 — 



esse, la convezione e la conduttività sono anche le stesse e quindi a questo 

 riguardo non fa di bisogno di correzione alcuna. 



L'apparecchio che usai a Sestola porta il n. 19; ed è stato costruito 

 dal meccanico sig. J. L. Rose di Upsala, sotto la direzione del sig. prof. 

 Angstrom, il quale con esemplare sentimento di colleganza volle gentilmente 

 determinare anche i coefficienti del pireliometro. 



Le striscie pireliometriche del n. 19 sono di manganina ed hanno la 

 larghezza media di 0,1486 cm. — A 20° di temperatura la resistenza elet- 

 trica delle striscie è di 0*0682 Ohm per ogni centimetro di lunghezza ed 

 il potere assorbente della loro superficie annerita, che deve essere esposta al 

 sole, è 0,98. Il coefficiente termico relativo alla resistenza elettrica è 0,00045. 



Posto adunque che la temperatura delle striscie sia 20°, la quantità di 

 calore proveniente per irradiazione è 



0,0682 X 60 - 2 _ r71 , 

 y ~~ 4,19 X 0,98 X 0,1486 ~ ' * " 



Ponendo k funzione della temperatura 6 , Q sarà espresso dalla 



Q = ki 2 gr-cal. per minuto e cm 2 . 



I valori di k per le diverse temperature delle striscie all' atto dell' os- 

 servazione sono i seguenti: 



n k 8 k 



0° 6,65 20° 6,71 



10° 6,68 30° 6,74 



20° 6,71 40° 6,77 



Non è necessario applicare la correzione dovuta al riscaldamento prove- 

 niente dal passaggio della corrente per le striscie pireliometriche. La tem- 

 peratura 6, della quale è funzione k, è data da un termometro conveniente- 

 mente collocato in prossimità delle striscie. 



A Sestola (Lat. bor. 44°. 14'; long. E da Gr. 10°, 46'; 1020 metri 

 sul mare) il pireliometro stava collocato nella casa comunale, sopra una men- 

 sola sporgente da una finestra esposta a mezzodì. Il galvanometro (fissato al 

 muro maestro), la coppia elettrica necessaria per la corrente che deve pas- 

 sare per le striscie ed il milliamperimetro stavano nell' interno della stanza. 

 Il milliamperimetro (n. 53352) è della Casa Siemens et Halske e venne 

 opportunamente suntato, così da dare con precisione i decimi e frazioni di 

 decimo di Ampères. 



