— 117 — 



studio delle perturbazioni sismiche d' una certa forza, in occasione delle quali 

 possono diventare insufficienti gli altri strumenti di maggiore sensibilità. Di 

 ciò abbiamo avuta ampia prova negli ultimi anni, in occasione d' alcuni terre- 

 moti piuttosto sensibili avvenuti nel Lazio, i quali riuscirono con facilità a 

 mettere fuori d' azione tanto gli strumenti esistenti all' Osservatorio geodina- 

 mico di Rocca di Papa, quanto quelli collocati nella Stazione sismica speri- 

 mentale di Soma, presso 1' Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica. 



Il nuovo strumento è stato denominato macrosismometrografo in con- 

 trapposto al titolo di microsismometrografo, da me dato ad altro apparec- 

 chio assai più delicato, già fatto conoscere all'Accademia e destinato, invece, 

 ai minimi movimenti del suolo ('). Prima che ancora fosse costruito, pubblicai 

 fin dal 1900 una breve Nota, nella quale esposi per sommi capi i criteri 

 a' quali doveva ispirarsi la sua costruzione ( 2 ). Ed ora che lo strumento è 

 stato effettivamente costruito, grazie ai mezzi messi a mia disposizione 

 dal prof. L. Palazzo, il nuovo direttore dell' Ufficio Centrale di Meteo- 

 rologia e Geodinamica, ed è stato installato fin dal settembre 1901 nel 

 R. Osservatorio geodinamico di Rocca di Papa, stimo opportuno di darne qui 

 un breve cenno, riserbandomi di darne una descrizione completa in una Me- 

 moria, corredata da figure, che sarà prossimamente pubblicata nel voi. VII 

 del Bollettino della Società Sismologica Italiana. 



Per uno studio rigoroso dei terremoti, è bene che in ogni località il 

 movimento' del suolo sia risoluto secondo tre componenti ad angolo retto tra 

 loro, e precisamente due orizzontali ed una verticale. Per la registrazione 

 delle due prime io ho adottato due piccoli pendoli orizzontali, impiantati ad 

 angolo retto, 1' uno per rapporto all' altro, sopra una solida base quadrata in 

 ghisa. La sospensione di detti pendoli assomiglia assai a quella del Braket 

 Seismometer dell' Ewing ed è costruita in guisa che i pendoli non debbono tra- 

 lasciare di ben funzionare, anche in presenza di poderosi scuotimenti impressi 

 alla loro base. Dall'asse di rotazione verticale di ogni peudolo, dell'altezza 

 di circa 25 cm , partono, sotto un angolo di 45°, due sbarre di ferro orizzontali, 

 lunghe 40 cm e collegate tra loro : 1' una di sezione quadrata, sulla quale può 

 scorrere un cilindro di piombo del peso di circa kg. 1 ; 1' altra di sezione 

 rettangolare che funge da stilo scrivente e che termina con un ago alla sua estre- 

 mità. La disposizione dei due pendoli è tale che quando le due sbarre qua- 

 drangolari fanno tra loro un angolo di 90°, le altre due risultano parallele 



(') G. Agamennone, Nuovo tipo di sismometrografo. Rend. della R. Acc. dei Lincei, 

 ser. 5 a , voi, IX, pag. 31, seduta del 15 luglio 1900. — Boll, della Soc. Sism. Italiana, 

 voi. VI, 1900-1901, pag. 71. — Id., Il microsismometrografo a tre componenti. Rend. 

 della R. Acc. dei Lincei, voi. X, pag. 291, seduta del 21 aprile 1901. — Boll, della Soc. 

 Sism. Italiana, voi. VII, 1901-1902, pag. 70. 



( 2 ) Sismometrografo a tre componenti per forti terremoti. Boll, della Soc. Sism. Ita- 

 liana, voi. VI (1900-1901), pag. 135. 



