— 121 — 



non lasciarono altro che linee rette, in quanto che le onde sismiche che pas- 

 sarono sul Lazio furono di sì poca entità da non essere menomamente avver- 

 tite dagli abitanti. In entrambe le volte tuttavia ebbe a constatarsi il buon 

 funzionamento dello strumento e la registrazione esatta dei minuti e dei secondi 

 sulla zona affumicata. 



In mancanza di forti terremoti che fortunatamente non sono frequenti, 

 ho voluto però rendermi conto del modo di funzionare del macrosismometro- 

 grafo, prima ancora che fosse definitivamente installato all'Osservatorio di 

 Rocca di Papa. A tal fine lo si collocò sopra una tavola quadrata sospesa, ai 

 quattro angoli, a quattro robusti e corti saltaleoni in acciaio verticali e pa- 

 ralleli tra loro, in guisa da imprimere alla tavola movimenti piuttosto rapi- 

 di tanto in senso orizzontale, quanto in senso verticale, nel tempo stesso che 

 si faceva scorrere la zona affumicata. Ognuno vede come in questa esperienza, 

 al pari di quanto si verifica nei veri terremoti, abbian partecipato al movi- 

 mento complicato della tavola non solo la base dell' apparecchio, ma gli 

 stessi assi di rotazione dei due pendoli orizzontali e di quello verticale; e 

 malgrado ciò si ottenne un sismogramma assai nitido, nel quale si videro 

 le oscillazioni, impresse alla tavola, sovrapposte a quelle assai più lente 

 corrispondenti alle oscillazioni proprie dei pendoli. Da una misura eseguita 

 sul sismogramma si poterono ricavare valori in grande accordo con quelli 

 direttamente osservati sulla direzione, ampiezza e periodo oscillatorio dei 

 movimenti subiti dalla tavola. 



Un' altra esperienza consistette nel collocare il macrosismometrografo sopra 

 un piccolo carretto a quattro ruote, e nel farlo poi correre sopra un pavi- 

 mento a mosaico, nel mentre che la zona di carta si spostava al di sotto 

 degli stili. La seguente figura in zincofototipia riproduce fedelmente ed in vera 

 grandezza un tratto del sismogramma artificiale, che si ottenne in una di 

 queste prove. I sobbalzi del carretto, unitamente agli spostamenti bruschi 

 del medesimo, vi appariscono distintamente sovrapposti alle lente ondulazioni, 

 dovute esclusivamente al pendolo oscillante verticalmente ed ai due pendoli 

 orizzontali N-S ed E-W. Il periodo oscillatorio semplice è di circa 4 S in 

 ogni pendolo, mentre i tremiti principali, registrati dallo strumento, sono 

 caratterizzati da un periodo semplice di poco più di '/io di secondo per tutte 

 e tre le componenti. 



Dall' esame di questo sismogramma artificiale mi pare potersi logica- 

 mente concludere che, quando il periodo oscillatorio del suolo è assai rapido 

 in confronto di quello strumentale, come appunto nel nostro caso, si è in grado 

 di determinare con grande facilità ed approssimazione il moto assoluto d' una 

 particella del suolo. Ma non v' è niun che non veda come, per raggiungere 

 questo intento, bisogna assolutamente dare alla zona di carta velocità piut- 

 tosto considerevoli, senza di che tornerebbe ben difficile il voler misurare non 

 tanto il perìodo oscillatorio, quanto l' ampiezza e la direzione dell' effettivo 

 Rendiconti. 1902, Voi. XI, 1° Sem. 16 



