— 464 — 



essere misurata al centro delle espansioni, essendo queste fornite di fori F 

 del diametro di l mm ; collocando in quel punto una vaschetta (non quella della 

 figura) a pareti sottilissime di vetro riempita di benzolo (sostanza che ha un 

 potere rotatorio magnetico riferito all'acqua uguale a 2,592), poteva misurarsi 

 la rotazione del piano di polarizzazione di un sottile fascio luminoso pola- 

 rizzato traversante il foro F. Con ciò fu costruita una tabella dalla quale si 

 poteva dedurre, per ogni intensità di corrente, il valore del campo al centro. 



Non furono fatte misure sugli altri punti del campo, bastando in prima 

 approssimazione la conoscenza del valore al centro. Si riconobbe in tal guisa 

 che il valore massimo del campo, ossia quello corrispondente alla massima 

 intensità della corrente, era di 18.000 unità circa. 



La vaschetta V, lunga anch' essa 7 cm., è destinata a contenere il liquido 

 da studiare, e fu ottenuta in diverse guise, e cioè sia masticiando insieme 

 pezzi di vetro sottile, sia schiacciando a caldo un tubo cilindrico di vetro di 

 1 cm. di diametro, su di un' apposita sagoma di acciajo rovente. In ogni 

 caso però occorrevano speciali avvertenze, nella scelta delle pareti PP di 

 vetro, le quali erano fissate con mastice al resto. 



Generalmente, per una determinata vaschetta, venivano tagliate, da un 

 ottima lastra da specchio, due striscioline di vetro incrociate, orientate con 

 una differenza di 90°, sopra una dimensione qualunque della lastra. Con ciò 

 si veniva a correggere, più che fosse possibile, la birifrangenza accidentale 

 posseduta dal vetro adoperato. 



Come sorgente di luce L fu adoperata in principio una piccola lampada 

 elettrica, resa incandescente da una corrente eccessiva, talché il filamento di 

 carbone fosse molto brillante. Debbo a questo piccolo particolare, se mi accorsi 

 di fenomeni che non potei mai scorgere con l'uso di semplici fiamme. Ma 

 in seguito, essendo divenuto troppo dispendioso l' uso delle lampade elettriche 

 (ciascuna di esse non durava più di un paio d' ore), sostituii a queste un 

 arco voltaico. Questa sorgente offre l' inconveniente di essere poco costante, 

 ma essendo in compenso più intensa, con un po' di pratica si riesce a potere 

 osservare fenomeni tanto deboli come col primo metodo. Tra il polarizzatore A 

 e 1' analizzatore B sono comprese oltre la vaschetta V, contenuta nel campo, 

 due lastrine di vetro grosso 2 mm. circa, portate da due montature distinte, 

 capaci di esercitare una compressione sopra ciascuna, normalmente all' asse 

 ottico del sistema. La lastrina C è con la sua montatura, girevole intorno 

 al percorso del raggio luminoso, ed è destinata a compensare, mediante con- 

 veniente compressione e rotazione, la residua e inevitabile birifrangenza della 

 vaschetta V. La seconda lastrina D è portata dalla montatura del nicol B, 

 può girare in essa e segue il movimento di B quando questo ruota. Essa 

 può venire come ho detto compressa ; e la compressione si esercita mediante 

 una vite che lavora su di una molla a spirale di acciajo, interposta fra la 

 vite e il vetro. Dallo schiacciamento della molla, e da apposita tabella, 



