— 480 — 



diversi anni fa, col tempo ebbe ad alterarsi qualcuna delle saldature che 

 tengono fissi alle due sfere concentriche i tre tubi di comunicazione dall'esterno 

 all' interno dell'attinometro ; per modo che si verificava un piccolissimo stil- 

 licidio di acqua (quando l'apparecchio era in azione) che bagnava parte della 

 parete interna dello strumento ; parete che, come è noto, vuole essere coperta 

 da nero fumo e mantenuta asciutta. Per rimediare a questo inconveniente, 

 qualora avessi voluto mantenere l'acqua nell'intercapedine delle due sfere, 

 si sarebbe dovuto disfare quasi completamente l'attinometro ; e per schivare 

 questo lavoro ho pensato di riempire l' intercapedine con parafina invece che 

 con acqua. Come si vedrà dai risultati dei confronti fra questo attinometro 

 ed il pireliometro di Angstrom, la sostituzione della parafina all'acqua non 

 ha influito sulla attendibilità dei risultati che si ottennero coll'attinometro 

 del Violle così modificato. 



L' involucro sferico dell'attinometro, durante le esperienze, è sempre stato 

 protetto da opportuno scherm aglio, e l'apparecchio veniva collocato durante 

 le osservazioni in luogo riparato dal vento per impedire che eventualmente 

 succedesse uno scambio d'aria dall'esterno all' interno dell'attinometro, tale 

 da potere influire sulle indicazioni del termometro quando il foro d' introdu- 

 zione dei raggi solari era aperto. 



Il tubo di entrata dei raggi solari (che nel modello originale del Violle 

 si protende solo per 8 cm. al di fuori della sfera esterna) è lungo in tutto 

 cm. 18,5 partendo dalla superficie sferica interna dell'attinometro e prolun- 

 gandosi all'esterno per 11 cm. circa. Il diametro del tubo è di 57 mm. e 

 tanto alla bocca che alla distanza di 83 mm. dalla bocca, sta saldato per- 

 pendicolarmente al tubo e coassiale con questo, un disco col diametro mag- 

 giore di 75 mm. Nel disco verso la bocca stanno praticati tre forellini alla 

 distanza di 90° l'uno dall'altro e corrispondentemente sul secondo disco si tro- 

 vano tre punti di riferimento, per modo che quando le tre immagini del sole 

 prodotte attraverso ai tre forellini vengono a battere sui tre punti segnati, 

 l'apparecchio è disposto così che i raggi solari percorrono il tubo parallela- 

 mente al suo asse. In fondo al tubo, vale a dire quasi formante parte della 

 superficie sferica interna, viene applicato un disco con foro circolare, costrutto 

 con molta cura e del quale il centro è sull'asse del tubo. Questo foro è quello 

 che limita il fascio dei raggi solari che penetra nell' interno dell'attinometro, 

 quando lo strumento è in azione. Con apposito schermaglie che è fissato la- 

 teralmente alla bocca del tubo, si può, quando occorre, impedire ai raggi 

 solari di penetrare nell'apparecchio e andare a battere snl bulbo sferico an- 

 nerito dal termometro. 



Ho fatto costruire tre dischi con foro circolare di precisione, dei quali 

 i diametri sono rispettivamente di 1,489 cm., 1,297 cm. e 1,102 cm. 



Per collocare il serbatoio sferico del termometro in modo che il suo 

 centro si trovi sull'asse del tubo di entrata dei raggi solari, e per togliere 



