— 481 — 



l' inconveniente che il serbatoio, coperto da nero fumo, mentre viene intro- 

 dotto nell'apparecchio possa toccare la parete del foro di entrata e quindi 

 restare in parte scoperto da nero fumo, ho munito il foro di entrata del ter- 

 mometro di un tubo di guida, che permette di fare scorrere il termometro 

 longitudinalmente e di spostarlo lateralmente, senza che possa toccare parete 

 alcuna. 



Dalla parte opposta del tubo di entrata dei raggi solari e sullo stesso 

 asse di esso, sta un secondo tubo chiuso da vetro smerigliato e munito di 

 specchio girevole attorno all'asse del tubo stesso, ed inclinabile rispetto all'asse, 

 così da poter vedere per riflessione l' immagine quasi nera del serbatoio ter- 

 mometrico in campo meno oscuro e giudicare se i raggi solari colpiscono 

 convenientemente il serbatoio. 



A togliere le tanto discusse cause di errore, provenienti dai raggi che 

 cadono troppo obliquamente sul margine della semisfera del serbatoio volta 

 verso il sole, durante le osservazioni si applicò un foro di entrata dei raggi 

 con diametro tale, che il diametro dell' immagine solare che si produceva 

 al centro dello strumento, riuscisse minore del diametro del serbatoio ter- 

 mometrico. 



Il termometro usato per le osservazioni che si fecero al Monte Cimone 

 nel 1901 esce dalla fabbrica Ducretet e porta il n. 566. Sul tubo termome- 

 trico non stanno segnati i dati necessari per il calcolo del valore in acqua 

 del serbatoio, valore che ho potuto dedurre sperimentalmente, valendomi di 

 un piccolo calorimetro di platino e servendomi di mercurio come liquido ca- 

 lorimetrico. I valori trovati, espressi in piccole calorie sono i seguenti : 



1,121; 1,087; 1,134; 1,104 



e quindi in media il valore in acqua del serbatoio termometrico si può ri- 

 tenere 1,111. 



Il diametro di questo serbatoio è di cm. 1,607 ed il foro applicato al- 

 l'apparecchio è stato quello che ha per diametro cm. 1,489, così che l'im- 

 magine del sole al centro dell'apparecchio aveva per diametro cm. 1,521. 



Per il modo di osservazione e per dedurre dalle osservazioni la quan- 

 tità di energia calorifica inviata dal Sole (espressa in piccole calorie) in un 

 minuto primo ed in direzione normale sulla superficie piana di un centimetro 

 quadro, ammesso che la superficie del serbatoio del termometro coperta con 

 nero fumo abbia uno per potere assorbente, ho seguito completamente il me- 

 todo suggerito dal Chwolson a pag. 79 e seg. del suo classico lavoro « Ueber 

 den gegenwàrtigen Zustand der Actinometrie »('): metodo che si può spie- 

 gare in breve nel modo seguente: 



Sia q la quantità di calore che per irradiazione arriva in un minuto 

 sopra la superficie piana di un centimetro quadrato, disposta perpendicolar- 



(') Repertorium filr Meteorologie; Bd. XV. St. Petersburg, 1892. 



