— 484 — 



Tutti sanno a quante discussioni diede luogo l'attinometro di Violle ('), 

 appunto perchè, comunque si opini, fino a pochi anni fa, era uno dei mi- 

 gliori che si conoscevano per lo studio della radiazione calorifica del Sole. 

 Non intendo riassumere qui le discussioni fatte, nè tentare teoricamente di 

 valutare le correzioni da applicarsi ai risultati provenienti dal non verificarsi 

 praticamente tutte le condizioni suesposte ( 2 ). Valendomi del pireliometro 



(') Veggasi a pag. 59 della seguente pubblicazione: Congrès international de mé- 

 téorologie, Paris 1900. Procès-verbaux des séances et mémoires publiés par M. Alfred 

 Angot, Secrétaire général du Congrès. Paris, Gautier-Villars, 1901. — Si consultino poi 

 le seguenti pubblicazioni: Langley, Researches on Solar heat and its absorption by the 

 EartWs atmosphere. A Report of the Mount Whitney Expedition (Professional Papers of 

 the signal Service, N.° XV). Washington, 1884. — Chwolson, Ueber den gegenwàrtigen 

 Zustand der Actinometrie, pag. 62-87. St. Petersburg, 1892. — Savélief, Sur le degré 

 de précision que Von peut atteindre dans les observations actinométriques. (Ann. de Ch. 

 et de Phys., 6" sèrie, T. XXVIII, pag. 394 et T. XXIX (1893), pag. 260. - Id., 7 8 sèrie, 

 T. IV (1895), pag. 424). - Chwolson 0., Réponse a M. Savélief (Ann. de Ch. et de Phys., 

 6 e sèrie, T. XXX (1893), pag. 141). — Veggasi anche: Rapport du Comité météorolo- 

 gique international (Réunion de Saint-Pótersbourg, 1899). Alla pag. 43 (appendice VIID 

 vi è il Rapport sur la radiation. 



( 2 ) Un tentativo di modificazione sostanziale della parte calorimetrica dell' attino- 

 metro di Violle è stato fatto dal sig. prof. G. B. Rizzo. Dice il Rizzo : « Invece di esporre 

 ai raggi del Sole il bulbo sferico di un termometro, io espongo una pallina di argento 

 massiccio del diametro di 1,5 cent, circa, con un piccolo foro nel quale si adatta esatta- 

 mente il bulbo cilindrico di un termometro molto sensibile e pronto. Il contatto del bulbo 

 del termometro colla pallina di argento viene reso più sicuro nel modo altra volta de- 

 scritto {Mem. della Soc. degli spettroscopisti italiani, voi. XXVI (1897), pag. 79); cioè 

 ricoprendo dapprima il bulbo con un sottile strato di argento e poi rinforzando questo 

 con un altro strato di metallo elettrolitico, in modo che il bulbo resta chiuso in una 

 coppa di argento ben aderente ; il bulbo così preparato viene allora introdotto nel suo 

 forellino, poi si riempie il sottilissimo spazio che rimane fra le due superficie con un 

 poco di polvere di argento inumidita e quindi lo si chiude con un piccolo collaretto di 

 gomma lacca. Per rendere ben assorbente la superficie di queste palline attinometriche, si 

 ricoprono con uno straterello di nero di platino elettrolitico e su questo si depone un 

 poco di nero di fumo, tenendo un momento le palline sopra una fiamma fumosa. » (Mem. 

 della Soc. degli spettroscopisti italiani, voi. XXVII (1898), pag. 10). Veggasi anche la 

 Memoria del Rizzo : Sopra le recenti misure della costante solare (Mem. della R. Accad. 

 delle Scienze di Torino, serie II, tomo XLVIII, pag. 319). Il Rizzo inoltre applicò all'at- 

 tinometro un sistema che servisse per orientarlo e limitò l'apertura d'introduzione dei 

 raggi solari, così da assicurarsi che la sfera calorimetrica fosse colpita dall'intero fascio 

 di raggi. In complesso le modificazioni apportate dal Rizzo miglioravano le condizioni 

 dell'attinometro, ma non raggiungevano, a mio vedere, lo scopo definitivo di poter ritenere 

 cioè i risultati dedotti dalle osservazioni fatte con esso, come risultati assoluti ; poiché, 

 quantunque le palline di argento siano buone conduttrici del calore, lo stato termometrico 

 di esse si rilevava dopo che il calore si era propagato al bulbo termometrico, attraverso 

 alla polvere di argento inumidita; e quindi non veniva sottratta completamente la causa 

 di errore proveniente dal ritardo nell'indicazione del termometro. Inoltre, mentre il Rizzo 

 ammetteva che la superficie annerita della pallina di argento avesse potere assorbente 

 uguale all'unità, con grande probabilità, come risulta dagli studi dell'Angstrom, detta 

 superficie non raggiungeva un così elevato potere assorbente. 



