— 485 — 



di Angstrom del quale mi servii a Sestola, ho fatta una serie di confronti 

 fra questo apparecchio e l'attinometro di Violle che servì al Cimone, e da 

 questi confronti dedussi il coefficiente di riduzione dei risultati ottenuti col- 

 l' attinometro, per avere i valori assoluti. 



Avvertirò solo che per quante precauzioni si siano avute, nell'attino- 

 metro usato al Cimone si verificarono delle variazioni di temperatura Del- 

 l' interno dell' attinometro, variazioni che hanno raggiunto talvolta 0°,02 al 

 minuto. Come si sa, il Violle vuole che nell' intercapedine del suo attino- 

 metro si mantenga dell' acqua a temperatura costante, ottenendo questa con- 

 dizione col cambiamento continuo dell' acqua mediante due rubinetti laterali, 

 per uno dei quali viene fatta uscire l'acqua, mentre per l'altro entra una 

 uguale quantità di acqua tolta da un serbatoio; oppure, che l'intercapedine 

 si riempia di ghiaccio per mantenere costante la temperatura nell' interno 

 dell' attinometro. 



Per le ragioni che ho detto sopra, ho creduto conveniente di riempire 

 l' intercapedine con parafina, allontanandomi così dai precetti indicati dal- 

 l' inventore dello strumento, ma sono tuttavia convinto che migliori risultati 

 di quelli ottenuti, non avrei potuto conseguire, se al Cimone avessi voluto 

 riempire l'intercapedine con acqua o con neve. Ho fatto notare in altra cir- 

 costanza (') che nell'attinometro Violle necessita che la superficie annerita 

 della sfera interna abbia temperatura uguale o superiore a quella dell'aria 

 ambiente, per essere sicuri che su detta superficie non sia depositata, per 

 condensazione, traccia alcuna di vapore acqueo; ciò che muterebbe le con- 

 dizioni di scambio di calore per irradiazione fra il serbatoio termometrico e 

 la superficie sferica annerita che lo circonda; per conseguenza al Cimone, 

 dove nei giorni di Sole la temperatura si mantenne sempre sopra 0°, non 

 doveva riempire l'intercapedine colla neve (che per caso nell'estate del 1901 

 si era conservata in piccola quantità in qualche spaccatura volta verso il 

 nord) nè doveva fare uso dell'acqua della cisterna che sta sotto alla torre 

 dell' Osservatorio, essendo quest' acqua sempre assai fredda. Avrei quindi do- 

 vuto esporre sulla torre un largo serbatoio di acqua che acquistasse la tem- 

 peratura dell' aria ambiente e servirmi di questa per l' uso dell' attinometro 

 di Violle. Ora, ciò, per mancanza di personale e di utensili, sarebbe riuscito 

 di tale incomodità al Cimone da compromettere seriamente l' esecuzione delle 

 misure. Del resto, mi pare, che anche colla circolazione dell'acqua nell'in- 

 tercapedine, ammesso pure che la temperatura dell'acqua rimanga invariata, 

 non si possa asserire in modo assoluto, che dopo che i raggi solari sono 

 penetrati per qualche tempo nell' interno dell'attinometro, questo se fosse 



(') Sulla misura delle radiazioni termoluminose del Sole (Rendiconti del R. Isti- 

 tuto Lombardo, serie II, voi. XIII (1880), pag. 583-588). 



Rendiconti. 1902. Voi. XI, 1° Sem. 62 



