— 108 — 



introdurre nella pompa Gaede, nel manometro e nel tubo Rontgen, gas dif- 

 ferenti. 



Per misurare la ionizzazione prodotta dai raggi X, ho disposto il tubo 

 Rontgen in modo che l'emissione avvenisse in direzione di una finestra ret- 

 tangolare praticata in una spessa parete. Questa finestra era chiusa da una 

 lastra di piombo che portava un'apertura circolare di 9 cm. di diametro: 

 l'anticatodo del tubo distava 22 cm. da questa apertura ; la disposizione 

 era tale che il centro dell'anticatodo e il centro dell'apertura si trovavano 

 sulla stessa retta orizzontale. L'apertura della lastra di piombo era protetta 

 da una sottilissima lastra di alluminio, che ne distava circa 2 rum., accu- 

 ratamente isolata con supporti di ebanite e mantenuta costantemente carica 

 da 400 elementi Volta: un elettrometro di Bxner e Geitel indicava il buon 

 funzionamento di questa pila. 



Nel vano della parete, e ad una distanza di 1 cm. dalla lastrina di 

 alluminio, era collocato un disco di rame annerito, di diametro un po' mag- 

 giore dell'apertura esistente nella lastra di piombo, accuratamente isolato e 

 comunicante con l'ago di un elettrometro del Mascart. Questo elettrometro, 

 appoggiato sopra un piano coperto da lastra di zinco, si trovava dunque 

 nella stanza attigua a quella del tubo Rontgen: sullo stesso piano si tro- 

 vavano le cassette di pile per la carica dei quadranti, una pila campione 

 con uno dei poli isolati, e un interruttore. Una grande cassa di legno tap- 

 pezzata di stagnola, senza fondo ed aperta dal lato che si addossava alla 

 parete, copriva l'elettrometro, le cassette delle pile di carica, la pila cam- 

 pione e l'interruttore: e poiché anche il vano della parete, a partire dalla 

 lastra di piombo, ed il tratto di muro, a cui si addossava la cassa di legno, 

 erano pure tappezzati di stagnola, è chiaro che tutti questi apparecchi veni- 

 vano a trovarsi protetti da ogni azione elettrostatica. 



L'interruttore, che si manovrava dall'esterno, permetteva o di stabilire 

 la comunicazione dell'ago dell'elettrometro col suolo, o di isolarlo, o di farlo 

 comunicare col polo isolato della pila campione: quest'ultima serviva per 

 controllare le condizioni di sensibilità dell'elettrometro. Un'apertura praticata 

 nella cassa di legno lasciava visibile lo specchietto dell'ago dell'elettrometro, 

 le cui deviazioni si leggevano con cannocchiale a scala. 



Gli elettrodi del tubo comunicavano con i poli di un rocchetto di circa 

 15 era. di scintilla con interruttore rotante: ho avuto sempre cura che il 

 motore dell'interruttore ruotasse con velocità costante. L'intensità della cor- 

 rente primaria, fornita da accumulatori, si misurava prima e dopo di ogni 

 serie: essasi mantenne quasi sempre eguale ad 8 ampères. Volendo proce- 

 dere ad una misura di ionizzazione, si isolava il sistema formato dall'ago 

 dell'elettrometro e dal disco annerito, e si faceva agire il rocchetto o per 2 

 o per 5 secondi, ovvero si lasciava isolato l'elettrometro finché raggiungeva 

 la posizione di equilibrio: indi si leggeva la deviazione ottenuta per la ca- 



