— 617 — 



portamento di molte coppie di sali doppi. Con la guida di questi dati ho 

 intrapreso una serie sistematica di ricerche per vedere se dalle determina- 

 zioni di conduttività elettrica si possono avere dati caratteristici dei varii 

 casi. Inoltre ho esteso le mie ricerche anche allo stato solido, per vedere 

 quale influenza eserciti l'aggregato cristallino. 



In questa mia prima Nota espongo i valori di conduttività di alcune 

 miscele di sali con punti di fusione relativamente bassi. Per le misure 

 delle conduttività usai il solito dispositivo di Kohlrausch ; la maggiore 

 difficoltà fu incontrata nella scelta del tipo di cella. 



Come è noto, i sali allo stato di fusione sono generalmente ottimi 

 conduttori: quindi fu necessario di scegliere una cella la quale avesse una 

 forte resistenza e che tuttavia potesse essere portata ad alta temperatura 

 ed essere accuratamente pulita per potere poi servire ad una lunga serie 

 di misure. Mentrechè, per misure su sali di valori molto diversi in con- 

 duttività si presta molto bene quella proposta da Lorenz, per sali aventi 

 conduttività nello stesso ordine di grandezza si presta assai meglio quella 

 proposta da Arndt usata poi con qualche modificazione da Tubandt e 

 da Aten (loc. cit.), e che in sostanza è quella di Kohlrausch per la deter- 

 minazione del potere conduttore di elettroliti forti. Essa consiste in un 

 tubo ad U più o meno strozzato nella parte inferiore, il quale porta nella 

 parte superiore più larga delle due branche gli etettrodi. 



Per le misure di potere conduttore allo stato fuso usai sempre questo 

 tipo di cella: il diametro della parte inferiore strozzata variava da 2 a 

 3 mi».; la larghezza da 7 a 10 cm., secondo che era conveniente l'impiego 

 di una cella più o meno resistente. 



La parte superiore delle branche del tubo ad U aveva un diametro 

 di 12 mm. e un'altezza di circa 2 cm., e conteneva elettrodi cilindrici di 

 platino lucido di grosso spessore, di circa 1 centimetro di diametro e di 

 7 millimetri di altezza. A questi erano saldati due fili di platino per 

 tutto lo spazio sottoposto ad alta temperatura, che venivano poi conve- 

 nientemunte inseriti nel dispositivo per la determinazione delle con- 

 duttività. 



Per la misura della capacità di resistenza mi son servito di una so- 

 luzione normale di cloruro potassico purissimo precipitato dall'alcool, e di 

 una soluzione di acido solforico di peso specifico 1,223, a 18°, già usata da 

 Aten e da Goodwin per avere dati di controllo; ed ottenni risultati concor- 

 danti. Fu curato che tanto nelle misure di capacità di resistenza come 

 pure nelle misure di conduttività il liquido giungesse sempre alla mede- 

 sima altezza sopra gli elettrodi, cioè di 4-5 millimetri. Durante le misure 

 gli elettrodi vennero scossi e girati entro le branche che li contenevano, 



(') Zeit. f. Elektroch.. 12, 337 (1906). 



