— 001 — 



deboli verso il violetto, e di uno spettro a colonnato nella regione meno 

 rifrangibile; delle sei righe fissai la posizione. 



Indi ho staccato il tubo finora adoperato; ne apersi un nuovo, saldan- 

 dolo subito al manometro ed alla pompa, ed ho ricominciato il processo già 

 descritto nella precedente Nota, riscaldandolo successivamente, progressiva- 

 mente e per diversi giorni di seguito, alle temperature di 100°, 200°, 300° 

 e 400° ed aiutando colle scariche l'emissione del gas. 



I risultati dell'analisi spettroscopica furono quelli che avevo preveduti ; 

 e, cioè, da principio, eliminata l'aria che era rimasta aderente alle superfici 

 degli elettrodi, il gas emesso presentava il sol® spettro dell'ossido di car- 

 bonio; in seguito si aggiunsero allo spettro dell'ossido di carbonio le righe 

 dell'idrogeno; alla fine scomparve lo spettro dell'ossido di carbonio e rimase 

 solo quello dell'idrogeno. 



Come prova definitiva, ho collocato un ottimo tubo Rontgen in una sca- 

 tola di amianto, e lo portai a 200° per fare uscire col semplice riscaldamento 

 un po' del gas contenuto negli elettrodi ; dopo un'ora di riscaldamento, lo 

 lasciai raffreddare e vi mandai la corrente del rocchetto. La luce, che inva- 

 deva tutto il tubo, presentava il solito aspetto bianco-azzurrognolo; e l'analisi 

 spettroscopica mi confermò che il gas emesso era ossido di carbonio. 



Da tutto quanto precede, risulta dunque manifesto che la stabilità nel 

 funzionamento dei tubi Rontgen per l'emissione dei raggi X si doveva otte- 

 nere facendo assorbire dagli elettrodi una sufficiente quantità di ossido di 

 carbonio: non mi restava quindi che sottoporre queste conclusioni al con- 

 trollo dell'esperienza. 



Ho fatto la massima rarefazione possibile nel tubo; indi, escluso il tubo 

 e il manometro, ho mandato per diverse volte, nella pompa, dell'anidride car- 

 bonica ben secca; filialmente, ridotta convenientemente la pressione, ho rista- 

 bilito la comunicazione tra la pompa e il rimanente dell'apparecchio. Pre- 

 parate cosi le cose, ho di nuovo esclusa la pompa ed ho mandato le scariche 

 nel tubo, avendo sempre cura, mentre funzionava il rocchetto, di tener chiuso 

 il rubinetto di comunicazione tra il tubo ed il manometro per evitare che 

 la scarica potesse qualche volta propagarsi, non ostante le precauzioni prese 

 e riferite nella precedente Nota, al mercurio del manometro, 



Nel seguente prospetto sono riportati: nella prima colonna, indicata con 

 la lettera T, la durata, in minuti primi, di funzionamento del rocchetto; nella 

 seconda, indicata con JT , il numero dei minuti primi trascorsi tra due let- 

 ture consecutive della pressione: nella terza il numero w delle di visioni 

 lette nella provetta di Mach-Leod (ricorderò che il livello del mercurio 

 veniva sempre condotto nel ramo esterno sul pmno orizzontale passante per 

 lo zero della graduazione); nella quarta colonna i valori di iv % proporzionali 

 alla pressione P, il cui vero valore in mm. di mercurio si otterrebbe divi- 

 dendo w 2 per 12,000, come è indicato nella mia Nota precedente; nella 



Rendiconti. 1915, Voi. XXIV, 1° Som. 115 



