Nell'impossibilità di sceverare in modo sicuro fra l'effetto dovuto alla 

 capacità delle lamine e quello eventualmente prodotto dal ritardo della cella, 

 credemmo opportuno abbandonare il tubo di Braun. e ricorrere a una dispo- 

 sizione completamente diversa, della quale esponiamo adesso il principio. 



Nel circuito della cella G e della batteria B (fìg. 3) è permanente- 

 mente inserita una resistenza R-\- r; e sulla parte r di questa è derivato, a 

 traverso un contatto periodicamente intermittente, un galvanometro G. La 

 luce che cade sulla cella è periodicamente interrotta per virtù di un disco 

 rotante munito di settori vuoti e pieni ; la interruzione è assolutamente 

 istantanea, poiché l'orlo tagliente del settore vuoto incontra un fascio di luce 

 di forma rettangolare a contorni nettissimi e paralleli all'orlo. Disco e con- 



Fig. 3. 



tatto intermittente sono meccanicamente solidali, in modo che il contatto 

 può essere stabilito dopo l'interruzione della luce e con un ritardo regolabile 

 a volontà ; il contatto dura anch'esso per un tempo regolabile, ma cessa in 

 ogni caso prima che la luce sia ristabilita. In tal modo il circuito batteria- 

 cella è permanentemente chiuso; finché passa la luce il circuito del gal- 

 vanometro è interrotto in T, ma se la corrente fotoelettrica sussiste anche 

 dopo un certo tempo dalla soppressione della luce, poiché viene allora sta- 

 bilito il contatto T, una frazione della corrente residua viene a traversare 

 il galvanometro. Poiché il processo si ripete identicamente a ogni giro del 

 disco e del contatto, il galvanometro assumerà una deviazione eostante e si 

 potrà dedurne il valore della corrente residua dopo diversi intervalli di tempo 

 dalla cessazione della luce. 



Volendo constatare la possibile permanenza della corrente anche dopo 

 intervalli di tempo assai brevi, era necessario che la parte meccanica del 

 dispositivo funzionasse con la maggiore precisione. Il nostro compito è stato 

 grandemente facilitato dal fatto che ci siam potuti servire dell' interruttore 

 differenziale del prof. Blaserna, ideato e costruito in modo da rispondere 

 mirabilmente alle esigenze sovraindicate. 



Sui particolari della disposizione sperimentale, sui risultati e sulla inter- 

 pretazione di questi riferiremo in una Nota successiva. 



