— 1176 — 



tare una deviazione al galvanometro, pur essendo permanentemente intercet- 

 tata la luce. 



Questa deviazione era dovuta al fatto che il contatto strisciante sul 

 tamburo si riscaldava sensibilmente, non ostante le disposizioni prese per 

 lubrificare le supertìci : e quando a ogni giro, per l'avvenuto contatto, si schiu- 

 deva il circuito formato dal galvanometro e della resistenza r (fìg. 1), una 

 corrente termoelettrica passava periodicamente nel galvanometro. Si poteva 

 anche ritenere che, essendo aperta la cella, e perciò esposta alla luce diffusa 

 della camera, una corrente fotoelettrica permanente traversasse il circuito, e 

 il galvanometro la rivelasse per la parte derivata in esso, sulla resistenza r , 

 nei successivi contatti periodici. Ma fu facile di riconoscere, occultando, durante 

 la rotazione, la cella, che questa causa produceva una deviazione minima, 

 appena di qualche millimetro della scala. 



La deviazione galvanometrica dovuta al movimento del tamburo dive- 

 niva stabile dopo che si era raggiunta una specie di regime nel riscalda- 

 mento del contatto strisciante ; si poteva allora abbassare lo schermo a mano 

 e mandare il fascio di luce sulla cella. Una nuova deviazione venne allora 

 constatata, che corrispondeva evidentemente alla corrente fotoelettrica 

 residua. 



Questa traversava ancora la resistenza r ; e una sua derivazione, attra- 

 verso al contatto periodico, prendeva la via del galvanometro. La deviazione 

 ottenuta, per una data velocità di rotazione del disco, poteva, così, facilmente 

 esser misurata per diversi valori dello sfasamento « fra l' interruzione della 

 luce e lo stabilirsi del contatto, e quindi poteva determinarsi la corrente 

 residua dopo intervalli di tempo diversi da quando era cessata la causa. 



Per potere mettere a confronto la corrente residua osservata, con la cor- 

 rente fotoelettrica normale che traversa la cella durante lo illuminamento, 

 bastava dare una tale posizione angolare al tamburo T' rispetto al disco, da 

 far avvenire il contatto, durante la rotazione, in piena luce, quando cioè la 

 immagine della fenditura poteva passare liberamente attraverso a uno dei 

 settori vuoti del disco. La deviazione ottenuta al galvanometro, mentre il 

 tamburo girava alla stessa velocità di prima, e ricorrendo sempre alla manovra 

 di sopprimere o ristabilisce con lo schermo a mano il fascio luminoso, forniva 

 appunto la misura della corrente totale. 



Occorre tener presente chela deviazione galvanometrica misura la totale 

 corrente fotoelettrica (sia la normale, sia la residua), con un forte coefficiente 

 di riduzione. Questo dipende da tre cause: anzitutto, anche per un contatto 

 permanente a tamburo fermo, il galvanometro è traversato solo da una deri- 

 vazione della corrente principale, dipendentemente dal rapporto fra le resi- 

 stenze delle due branche derivate. Ma una ulteriore e più forte riduzione è 

 apportata dal fatto che la chiusura nel ramo galvanometrico avviene solo du- 

 raute una breve frazione del giro del tamburo, ciò che arreca un'altra causa 



