70 



LE NATURALISTE 



Dans la plupart des nouveaux modèles de microscope, 

 on rend solidaires l'appareil de Abbe, le diaphragme-iris 

 et le miroir, et le tout peut être rapproché ou éloigné de 

 la préparation à l'aide d'une vis à crémaillère située sur 

 le côté de l'axe. On peut aussi déplacer le diaphragme 

 horizontalement, de façon à obtenir une lumière oblique. 

 En éloignant la source lumineuse représentée ici par le 

 miroir, on obtient parfois des détails de relief et de pro- 

 fondeur très utiles en certains cas. 



Dans les premiers modèles, la platine du microscope 

 était fixe, ce qui était quelquefois très désagréable, car 

 pour examiner la préparation dans certaines conditions, 

 on était obligé de l'enlever et de la replacer. 



On a d'abord fait des platines tournantes, c'est-à- 

 dire que la platine est formée de deux parties ; la plaque 

 inférieure est fixe et la partie supérieure peut tourner 

 autour d'un axe vertical en entraînant avec elle tout l'ap- 

 pareil d'optique. 



En somme, la partie supérieure du microscope peut 

 faire un tour complet sur la partie inférieure et l'appa- 

 reil se trouve cependant bien centré dans toutes les posi- 

 tions. 



La platine dont nous venons de parler, tout en étant 

 mobile, est fixe par rapport à l'appareil d'optique; or on 

 construit aujourd'hui des platines dont la partie supé- 

 rieure est mobile par rapport à l'appareil d'optique, ce 

 qui permet d'explorer toute une partie de la préparation 

 sans avoir à changer sa position par rapport à la platine. 



Celle-ci est ronde et peut suivre deux directions per- 

 pendiculaires sous l'effort de deux vis micrométriques 

 latérales. 



Enfin, on peut fixer sur une platine fixe une platine 

 mobile à chariot et l'enlever, quand on le désire, le plus 

 facilement du monde. 



Naturellement, il faut, pour que l'adaptation de la pla- 

 tine mobile à la platine fixe puisse se faire, qu'elles 

 aient été construites l'une jiour l'autre. 



Presque tous les microscopes que l'on fait aujour- 

 d'hui, au moins ceux qui atteignent un certain prix, sont 

 dits inclinants, c'est-à-dire que toute la partie supérieure 

 de l'instrument, y compris la platine, est fixée sur la 

 partie inférieure par une charnière qui permet de l'in- 

 cliner en arrière jusqu'à 90° de sa position primitive, 

 c'est-à-dire que l'appareil d'optique peut être placé dans 

 toutes les positions, depuis la verticale jusqu'à l'horizon- 

 tale. 



Enfin le pied a subi, lui aussi, une modification assez 

 heureuse en ces derniers temps. Certains constructeurs 

 ont eu l'idée de remplacer le pied massif et lourd de la 

 plupart de ses grands microscopes par un pied anglais 

 à trois branches. La stabilité de l'appareil est presque 

 aussi grande, mais le poids en est considérablement 

 diminué, résultat qui n'est pas à dédaigner, surtout lors- 

 qu'on est appelé à se déplacer souvent avec son micro- 

 scope (1). 



Toutes les parties dont nous venons de parler et dont 

 nous avons esquissé les modifications successives, excepté 

 l'oculaire et l'objectif, constituent le statif d'un micro- 

 scope. 



Si la bonne construction du statif n'est pas à dédai- 



(1) Pour les voyages, certaines Maisons, la maison Deyrolle 

 par exemple, font même aujourd'hui des microscopes démonta- 

 bles et qui occupent un très petit volume; ils se mettent dans de 

 petits étuis qui peuvent être facilement portés dans la poche. 



gner, celle de l'appareil d'optique l'est encore moins. I 

 est préférable, en effet, d'avoir un statif moins perfec- 

 tionné et de posséder de bons oculaires et surtout de 

 bons objectifs. 



Les maisons françaises ont longtemps tenu la tête 

 pour la construction des objectifs et elles auraient peu à 

 l'aire pour maintenir cette vieille renommée. 



Il n'en est malheureusement peut-être plus de même 

 aujourd'hui, dit-on, et il faut bien savoir l'avouer, dût 

 notre fierté patriotique en être rabaissée, certaines mai- 

 sons allemandes semblent détenir aujourd'hui le « re- 

 cord », suivant l'expression si souvent employée; mais 

 cette réputation si rapide n'est-elle pas un peu surfaite? 



Est-ce à dire qu'il est impossible de trouver de bons 

 objectifs en France? Loin de nous la pensée de soutenir 

 pareille chose. Il est certain que pour les grossissements 

 faibles, moyens et forts à sec, les maisons françaises 

 font aussi bien que les autres, si ce n'est mieux, mais 

 pour les objectifs à immersion, les avis sont très partagés. 



Les oculaires sont numérotés, 0. I. II. III. IV et V, 

 le n° étant le plus faible, ce que l'on appelle l'oculaire 

 chercheur, car il embrasse un très grand champ dans la 

 préparation. 



Quant aux objectifs, on les divise en : objectifs faibles, 

 numérotés 1, 2, 3 et 4; objectifs forts : 5, 6, 7, 8 et 9, et 

 enfin objectifs à immersions, dont l'immersion kl'eau porte 

 le n" 10. Enfin les objectifs à immersion à l'huile 1/10, 

 1/12 et 1 /16 — ces derniers chiffres représentant les dis- 

 tances focales respectives comptées en pouce anglais. 



L'huile employée est l'huile de cèdre dont l'indice de 

 réfraction est n = 1 ,52. 



On construit des objectifs achromatiques et apochroma- 

 tiques. Les premiers sont de construction simple et sont 

 corrigés achromatiquement pour la partie la plus claire 

 du spectre, entre le jaune-orangé et le bleu. Quant aux 

 seconds, ils présentent un achromatisme encore plus 

 complet, propriété qui est due à l'emploi dans leur fabri- 

 cation de diverses sortes de verres à combinaison de 

 borate, de phosphate et de baryte. Ceux-ci sont certaine- 

 ment préférables aux premiers, mais ils coûtent beau- 

 coup plus cher et comme la différence n'est en somme 

 pas énorme pour le travail courant, la plupart emploient 

 des objectifs simplement achromatiques. 



Il arrive souvent que l'on examine la même prépara- 

 tion avec des grossisements différents et dans ce cas, si 

 l'on n'a pas de revolver à son microscope, on est obligé 

 chaque fois de dévisser un objectif pour en mettre un 

 autre à la place. L'appareil désigné sous le nom de 

 revolver permet d'éviter cette complication. 



Il se compose de deux ou trois branches, pouvant cha- 

 cune porter un objectif. L'appareil est formé de deux 

 parties semblables, l'une, supérieure, se visse sur le tube 

 porte-objectif et reste fixe, tandis que la partie inférieure 

 tourne au-dessous de la première, entraînant avec elle 

 les objectifs qui viennent ainsi se placer successivement 

 au-dessous du tube ; on n'a pour cela qu'à faire tourner 

 cette partie à la main jusqu'à ce que l'on ait mis en 

 place l'objectif que l'on désire. 



Avec ce petit appareil, on évite une perte de temps 

 considérable dans les recherches microscopiques. 



Lorsqu'on désire se rendre compte de la grosseur d'un 

 objet examiné au microscope, il faut avoir recours au 

 micromètre oculaire. C'est une lame ronde, en cristal, 

 entourée d'une monture métallique permettant de la 

 placer dans l'intérieur même de l'un des oculaires. Sur 



