LE NATURALISTE 



71 



cette lame, on a marqué la longueur d'un centimètre 

 divisé en 1/10 ou 1/20 de millimètre. 



Pour obtenir les dimensions réelles d'un objet, on n'a 

 qu'à diviser le nombre de divisions du micromètre auquel 

 elles correspondent par le nombre qui représente la 

 valeur du grossissement d'observation représenté par les 

 numéros de l'oculaire et de l'objectif. (On a des tables 

 toutes faites qui indiquent immédiatement le grossisse- 

 ment connaissant les numéros de l'oculaire et de l'objec- 

 tif employés, analogues à celle ci-dessous.) 



On peut encore multiplier le nombre de divisions par 

 la valeur en millimètres de l'une de ces divisions, valeur 

 qui est également formée pour chaque objectif de l'ap- 

 pareil. 



CTIFS 



OCULAIRES 



3TIFS 



H 

 >-î 

















œ 

 O 







I 



I[ 



III 



IV 



V 



O 





1 



15 



•20 



24 



28 



34 



43 



1 







2 



25 



33 



40 



47 



57 



72 



2 1 



W 

























3 



46 



60 



70 



85 



105 



130 



3 j 







4 



58 



18 



90 



110 



135 



165 



4 





Cl 



















'SI 



for: 





150 



190 



135 



280 



345 



420 





1 F R'J 



Chaque instrument étant ainsi pourvu d'une table soi- 

 gneusement, vérifiée à l'avance par le constructeur et 

 aussi par l'observateur, rien n'est plus facile que la men- 

 suration des objets microscopiques. 



Tous les appareils, au moins ceux qui atteignent un 

 certain prix sont enfermés dans des boites solides, faci- 

 lement transportables à la main et renfermant, en même 

 temps que le statif et les appareils d'optique, tous les 

 accessoires dont nous avons parlé. 



Mise au point. — Quand on place la préparation sur la 

 platine du microscope on doit, avant de la fixer, chercher, 

 avec un faible grossissement d'abord, la partie qui doit 

 faire l'objet de l'examen. Alors à l'aide du pignon à cré- 

 maillère, on soulève le tube optique, on fait tourner le 

 revolver et s'il s'agit d'un objectif à sec et fort, on fait 

 tout doucement descendre l'objectif en regardant de côté 

 et s'arrêtant quand l'extrémité inférieure n'est plus qu'à 

 un millimètre environ de la préparation. On met alors 

 l'œil au microscope et on fait descendre tout doucement 

 à l'aide du pignon jusqu'à ce qu'on aperçoive vaguement 

 l'objet à étudier. On utilise alors la vis micrométrique 

 jusqu'à ce que l'on soit au point exact, c'est-à-dire que 

 l'on obtienne le maximum de netteté de l'image. 



Lorsqu'on a à sa disposition un microscope muni d'un 

 appareil de Abbe et d'un diaphragme à iris, on éloigne ou 

 approche l'appareil, on ouvre ou ferme légèrement le 

 diaphragme jusqu'à ce que l'on obtienne le maximum de 

 relief. 



Ceci ne s'obtient pas en un jour ; une longue pratique 

 du microscope peut seule permettre d'obtenir en quelques 

 instants le maximum de clarté et de définition pour une 



préparation donnée. Que les commençants ne se décou- 

 ragent donc pas au début de leurs observations micro- 

 scopiques ! 



En interposant entre le miroir et la préparation des 

 verres colorés en vert, jaune, bleu, etc., on obtient dans 

 certains cas une netteté de détails remarquable. Il en est 

 de même en lumière oblique. 



En somme, il faut tâtonner, chercher dans quelles 

 conditions on doit se placer, de préférence à telle autre, 

 pour avoir le meilleur résultat possible. 



Si après un objectif à sec on veut examiner la prépara- 

 tion avec un objectif à immersion, il faut enlever 

 l'objectif à immersion du revolver, s'il y est déjà, et 

 mettre sur l'extrémité une simple goutte d'eau ou 

 d'huile de cèdre. 



On retourne, l'objectif, on le visse au microscope et on 

 le met au-dessus de la préparation. 



On abaisse jusqu'à ce que la goutte liquide ait touché 

 le verre de la lamelle, et pendant ce temps on ne doit 

 pas quitter des yeux l'objectif en regardant obliquement 

 sur le côté. 



Dès qu'il y a eu contact, on met l'œil à l'oculaire et 

 l'on fait descendre l'objectif très lentement avec le pignon 

 à crémaillère comme pour l'objectif à sec. Dès que l'on 

 aperçoit vaguement la coupe ou l'objet, on utilise la vis 

 micrométrique avec laquelle on met tout doucement au 

 point. 



En prenant ces précautions, on sera toujours assure 

 d'arriver à un bon résultat, et dans tous les cas, on n'é- 

 crasera jamais sa préparation et on n'abîmera pas ses 

 lentilles. 



L'examen terminé, on doit bien essuyer la lentille avec 

 une peau de chamois ou un linge fin légèrement mouillé 

 de benzine, puis avec un autre sec. 



Tous les objectifs doivent être aussi essuyés, remis à 

 leur place et le tout placé dans la boîte ou sous une 

 cloche de verre, mais toujours à l'abri de la poussière. 



Il faut, le moins souvent possible, démonter un mi- 

 croscope pour le nettoyer; tous les mouvements doivent 

 être extrêmement doux, ce que l'on obtient facilement 

 avec quelques soins. 



Quand on a un bon microscope, il faut autant que pos- 

 sible être seul à y toucher, ou au moins ne pas le laisser 

 entre des mains inhabiles. « On ne prête pas plus son 

 microscope que sa femme », disait un jour un de nos 

 plus illustres micrographes, et il avait raison. 



Dessins à la chambre claire. — Ce n'est pas tout que 

 d'examiner des préparations, on est obligé dans la plu- 

 part des cas d'en fixer l'image sur le papier, de façon à 

 en conserver la forme' et la structure exactes. 



Plusieurs moyens peuvent être employés à cet effet. 

 Le plus simple consiste à dessiner sur une feuille de 

 papier placée à côté du microscope les détails de la pré- 

 paration. Les personnes qui en ont l'habitude arrivent 

 ainsi à reproduire assez fidèlement ce qu'elles voient, mais 

 dans la majorité des cas, c'est là un procédé peu exact, 

 aujourd'hui surtout où l'on demande, avec raison, beau- 

 coup d'exactitude dans l'observation. 



On peut dessiner à plat sur la table même, mais il est 

 mieux de dessiner sur une planchette à plan incliné, le 

 côté le plus bas étant celui qui est placé contre le mi- 

 croscope. On a fait beaucoup de modèles de tablettes à 

 dessins et même des tables complètes à partie mobile. 



