72 



LE NATURALISTE 



Pour être certain de reproduire fidèlement par le des- 

 sin une préparation microscopique, il est indispensable 

 de la dessiner à la chambre claire. 



On appelle ainsi un petit appareil d'optique destiné à 

 reporter l'image vue au microscope sur une feuille de 

 papier placée à côté, de façon à pouvoir facilement en 

 suivre les contours à l'aide d'un crayon. 



L'une des plus connues, et dont on se sert encore cou- 

 ramment, est la chambre claire de Nachet. 



Elle consiste essentiellement en deux prismes à ré- 

 flexion totale placés dans un châssis métallique qui se 

 fixe à l'aide d'un anneau à l'extrémité du tube du micro- 

 scope. 



On place l'anneau de la chambre, puis l'oculaire dans 

 le tube et on rabat le reste de la chambre claire sur la 

 lentille supérieure de l'oculaire. Enfin on tourne la 

 partie qui porte le second prisme du côté où se trouve la 

 feuille du dessin, c'est-à-dire généralement à droite. 



Si l'on a eu soin, au préalable, de mettre la préparation 

 au point, on en voit l'image nette reportée sur le papier 

 et l'on n'a plus qu'à suivre le contour. Lorsque la lumière 

 est trop vive sur le papier, on place au-devant un écran 

 de façon à modérer l'intensité lumineuse qui pourrait 

 gêner la perception nette de l'image. 



La chambre claire de Abbe est à peu près semblable, 

 mais ici, le prisme extérieur est remplacé par un miroir 

 plan, mobile autour d'un axe horizontal, de façon à 

 rejeter l'image par réflexion plus ou moins en dehors. 



Avec ces deux appareils et les autres similaires dont 

 nous ne parlons pas, on ne peut dessiner que lorsque le 

 microscope est vertical, mais lorsqu'on est obligé de l'in- 

 cliner pour un motif quelconque, le dessin à la chambre 

 claire n'est plus possible. 



Les dessins à la chambre claire possèdent un grand 

 avantage, c'est celui d'être exacts, au moins pour les 

 contours, car il est à peu prés impossible de désinnerles 

 détails un peu confus d'une préparation par celte mé- 

 thode. 



C'est déjà mieux que le dessin à l'œil, mais il y a 

 mieux encore que la chambre claire, il y a la photo- 

 graphie. 



La Microphotographie est une application toute récente 

 de la photographie aux études microscopiques, et déjà 

 que de services n'a-t-elle pas rendus, et combien plus 

 est-elle appelée à en rendre dans l'avenir! 



Une microphotographie, pour quelqu'un qui a un peu 

 l'habitude du microscope, se lit absolument et avec au- 

 tant de facihté qu'une préparation. Elle a toujours cette 

 apparence de vérité, d'exactitude, qu'il est impossible 

 d'obtenir par le dessia à la chambre claire. 



Est-ce à dire pour cela que la microphotographie est 

 appelée à rendre inutile le dessin? Pas le moins du 

 monde. Les deux sont indispensables dans un travail 

 d'histologie. L'un est fait pour donner la vision nette 

 et exacte de l'ensemble des tissus, l'autre pour coordonner 

 les détails, pour les rendre plus palpables, pour faire 

 disparaître en un mot, autant que possible, le touffu de 

 la photographie. 



Mais elle a un immense mérite à nos yeux, c'est que, 

 étant l'expression même de la vérité, elle est une arme 

 très forte entre les mains de celui qui l'emploie. 



Elle permet d'affirmer un fait, sans crainte de contra- 

 diction, ou, tout au moins, elle permet de prouver d'une 

 façon irréfutable les faits avancés. 



C'est surtout à ce dernier rôle que la microphoto- 



graphie parait surtout destinée, c'est là où elle pourra 

 rendre de bien grands services et éviter des discussions 

 interminables. 



On ne saurait trop, il nous semble, pousser les jeunes 

 gens qui coramencentl'étude des sciences biologiques dans 

 cette voie, en les habituant à jalonner leur route à l'aide 

 de ces preuves indéniables fournies par la micropho- 

 tographie, et destinées à leur éviter dans l'avenir beaucoup 

 d'ennuis et de perte de temps. 



L'apprentissage est, en général, court et facile, surtout 

 si l'on n'a à photographier que des coupes à plat, c'est-à- 

 dire dont tous les points sont à peu près dans le même 

 plan. Il en est un peu autrement si Ton a à photographier 

 des objets en relief. La mise au point est alors beaucoup 

 plus délicate ; mais cela ne veut pas dire que l'on n'y 

 arrive pas, avec beaucoup de patience et de pratique. 



Il existe déjà un certain nombre d'appareils pour la 

 microphotographie. 



D'une façon générale, un instrumeirt destiné à faire de 

 la jihotographie microscopique doit se composer de deux 

 parties : 1° une partie optique destinée à obtenir le gros- 

 sissement voulu pour l'objet; 1° une chambre noire ana- 

 logue aux chambres noires d'appareils ordinaires, qui 

 sert à permettre l'impression de la plaque sensible. 



On peut, maintenant, arranger ces deux parties l'une 

 par rapport à l'autre comme on le désire, et c'est là ce 

 qui a donné lieu aux divers modèles aujourd'hui exis- 

 tants. 



Les premiers appareils microphotographiques étaient 

 assez compliqués. Il y en avait d'excellents, du reste. 



Dans l'appareil de Viallanes, par exemple, l'axe de 

 l'appareil tout entier (chambre noire et optique) est hori- 

 zontal et le tout est placé sur une sorte de banc d'optique, 

 et peut être avancé ou reculé sur le banc à l'aide d'une 

 série de vis appropriées. 



L'éclairage est obtenu, soit directement par la lumière 

 solaire, au moyen d'un héliostat, ou, plus simplement, à 

 l'aide d'un bec Aiier. La lumière du bec peut être plus 

 ou moins concentrée sur la préparation, au moyen 

 d'un système de deux lentilles convergentes. Un dia- 

 phragme iris permet dérégler la quantité de lumière très 

 facilement. 



En arrière de la préparation se trouve le système len- 

 ticulaire formant Vobjectif. 



Cet objectif, analogue à celui d'un microscope, est 

 construit sur le même modèle, mais peut s'adapter à un 

 pas de vis qui termine la chambre claire en avant. Une 

 forme lentille convergente joue en arrière le rôle d'ocu- 

 laire, et l'image vient se projeter sur une glace dépolie 

 qui forme le fond de la chambre noire. 



Les images se projettent absolument comme dans un 

 appareil photographique ordinaire, et l'on doit faire la 

 mise au point à la loupe, pour être certain d'avoir le 

 maximum de netteté possible. 



La mise au point s'obtient au. moyen d'une longue vis 

 placée sous la chambre noire et qui permet de rapprocher 

 ou d'éloigner l'objectif de la préparation. 



{A suivre.) Gruvel. 



