80 



LE NATURALISTE 



rieure. Un manchon en étofl'e noire, muni d'un élastique, 

 se rabat sur le tube du microscope et empêche la lumière 

 do pénétrer dans la chambre noire autrement que par 

 l'oculaire. Enfin la glace dépolie sur laquelle vient se 

 projeter l'image peut s'enlever facilement du cadre et 

 être remplacée par un châssis à plaque au moment de 

 l'opération. 



Une loupe mobile portée sur trois petits pieds peut se 

 placer sur la glace et servir à la mise au point plus 

 exacte. 



Enfin deux plaques de verres de couleur pouvant se 

 placer sur le porte-diaphragme du microscope permettent 

 d'opérer en lumière colorée, suivant les besoins. 



Lorsque l'on veut obtenir la photographie d'une prépa- 

 ration à l'aide de cet appareil, on commence par mettre 

 au point, sous le microscope, la partie qui doit être pho- 

 tographiée, et cela en dehors de l'appareil de Leitz. 



Il est ainsi facile de mettre le grossissement voulu et 

 l'éclairage nécessaire — éclairage que l'on obtient très 

 suffisant à l'aide d'un bec Auer dont la monture à pied 

 porte, en avant, une large lentille convergente ser- 

 vant à rassemlder les rayons lumineux sur le miroir 

 du microscope. 



Quand la préjiaration est au point avec le grossisse- 

 ment voulu, on porte, avec précaution, le microscope 

 sur la plate-forme de l'appareil, on fait descendre le tube 

 de la chambre noire jusqu'à ce que le tube du micros- 

 cope, sur lequel on rabat le manchon d'étoffe, s'y engage 

 d'un centimètre environ. On éclaire bien le miroir et 

 on ouvre en grand le diaphragme du microscope. 



Lorsqu'on regarde sur la glace, en se couvrant du voile, 

 bien entendu, on aperçoit le fond éclairé et, plus ou 

 moins vaguement, les détails de la préparation. Il faut 

 d'abord centrer la jiartie que l'on désire jihotographier, 

 c'est-à-dire la ramener à l'aide des vis de la platine tour- 

 nante du microscope ou simplement avec les mains, 

 aussi exactement que possible, au centre de la plaque 

 dépolie. On règle l'éclairage aussi bien que possible en 

 faisant varier l'inclinaison du microscope, l'ouverture du 

 dia]>hragme,etc.,on se met en un mot dans les meilleures 

 conditions possibles, ce n'est qu'alors qu'il faut songer à 

 la mise au point définitive; pour cela, on place la loupe 

 au-dessus de la partie de la préparation que l'on juge la 

 plus importante et l'on fait varier le point en maniant 

 avec précaution la vis micrométrique du microscoi)e, 

 jusqu'à ce que l'on obtienne le maximum de netteté. On 

 règle alors définitivement le diaphragme pour augmenter 

 ou diminuer l'intensité de lumière, de façon à obtenir le 

 maximum de détails de la préparation. 



La mise au point étant terminée, on intercepte les 

 rayons lumineux venant du bec Auer en plaçant entre 

 celui-ci et le miroir un corps opaque, tel qu'une lame de 

 carton, par exemple. On retire la glace dépolie, on la 

 remplace par un châssis chargé de telle façon que le côté 

 albuminé de la plaque regarde la préparation et l'on tire 

 le volet. Lorsqu'on s'est assuré que tout est dans de 

 bonnes conditions, on retire la lame de carton et l'opé- 

 ration commence. 



Comme elle peut durer de deux à dix minutes, et 

 même davantage, on doit autant que possible s'isoler dans 

 1.1 pièce où l'on opère, de façon à éviter toutes les tré- 

 pidations qui pourraient nuire à l'opération, surtout si 

 l'on opère à un fort grossissement, tel que l'immersion, 

 par exemple. 



Lorsque la durée de pause est terminée, on replace le 



carton en avant du bec Auer et on ferme ensuite le volet 

 du châssis. La plaque est révélée par les procédés ordi- 

 naires do la photographie. 



Il est bon cependant de faire remarquer qu'il faut au- 

 tant que possible amener l'image lentement ; c'est à ce 

 prix seulement que l'on peut obtenir de grandes finesses 

 de détails. 



Nous avons essayé bien des procédés pour révéler les 

 plaques microphotographiques et c'est encore le vieux 

 procédé à l'oxalate de fer qui nous a fourni les plus 

 excellents résultats. Nous ne voulons pas cependant pré- 

 tendre qu'il est impossible de réussir par d'autres mé- 

 thodes bien appliquées, nous disons seulement ce que 

 nous avons nous-même observé. 



Il ne reste plus qu'à bien laver le cliché, le laisser sé- 

 cher, mettre dans un coin un numéro d'ordre correspon- 

 dant à un registre spécial et ranger dans une l;oite des- 

 tinée à cet effet. 



Cet appareil réalise un progrès énorme en pho- 

 tographie microscopique, mais il a plusieurs défauts que 

 nous avons tâché de faire disparaître dans le modèle que 

 la Maison DeyroUe est en train de construire sur nos 

 indications. 



Avec l'appareil dont nous avons donné la description, 

 lorsque la préparation est au point sous la chambre 

 noire et que par un clioc ou toute autre raison la prépa- 

 ration vient à sortir du champ du microscope, on est 

 obligé d'enlever la chambre noire en dévissant toute la 

 partie supérieure de la monture, la mettre de côté en 

 risquant de jeter par terre la glace dépolie, qui peut se 

 briser, remettre la préparation au point, replacer la mon- 

 ture et la chambre qui lui est rigidement fixée, et enfin 

 recommencer la mise au point à la chambre noire. C'est 

 là, on le voit, une opération très compliquée. 



Nous avons remédié à cet inconvénient en rendant la 

 chambre noire, seule, mobile dans le plan horizontal sur 

 un petit plateau placé à l'extrémité de la monture supé- 

 rieure. 



En desserrant un écrou placé sur la partie supérieure 

 on peut faire tourner la chambre claire à 180° de sa 

 position primitive. Il est alors très facile de remettre 

 la préparation au point, puis de replacer la chambre 

 claire au-dessus du microscope. 



Cela demande quelques instants à peine et évite de 

 dévisser complètement un écrou et de déboitOr la tige 

 supérieure de sa glissière. 



Nous avons aussi fait modifier le cadre de la chambre 

 noire. Celui indiqué plus haut n'est pas à coulisse, 'de sorte 

 que les châssis peuvent sortir avec laplus grande facilité; 

 le nôtre est à coulisse et, de plus, un ressort très faible 

 empêche la glace ou le châssis de reculer une fois qu'ils 

 sont engagés à fond. Enfin, le diaphragme est un dia- 

 phragme-iris très facile à manœuvrer à l'aide d'un petit 

 levier extérieur. 



Ces modifications permettront, nous l'espérons du 

 moins, de rendre plus pratique encore un appareil qui 

 l'est cependant déjà beaucoup. 



Lorsqu'on ne désire employer que de faibles grossis- 

 sements, on peut se servir de l'appareil d'Edinger, qui 

 permet de dessiner ou de photographier une préparation 

 par projection lumineuse. 



L'appareil à dessiner se compose d'un plateau en bois 

 horizontal, sur lequel est fixée une monture métal- 

 lique rigide et verticale. 



Celle-ci soutient extérieurement (par rapport au pla- 



