- 459 — 



mittenti : se non ci permette di avvertire il rapido accendersi e spegnersi 

 della lampada ad arco alimentata da correnti periodiche, e la sostituzione 

 fulminea dei quadri allo schermo cinematografico, perchè, imitando la natura 

 e la scienza industriale, non avrei io potuto utilizzare questo effetto postumo, 

 che in patologia presenta anzi il vantaggio d'una durata ancor maggiore? 

 Non sarebbe stato invero diffìcile spostare una placca di Radium fra due 

 determinati punti di una data zona, in modo da renderla dovunque pre- 

 sente, avanti che l'effetto postumo lasciato dal suo ultimo passaggio sia 

 estinto. Il ritmo delle assenze intervallari così da tale effetto postumo col- 

 mate, io ne avrei ottenuta la continuità dell'azione biologica su ogni punto, 

 e forse la sommazione delle elementari stimolazioni. 



In tal modo nacque in me l'idea di mettere in moto le placche. Ideai 

 allora un'asta giiaute, assicurata nel suo mezzo all'alberello di un motorino 

 elettrico, legai ad essa delle placche- di Radium opportunamente scelte e 

 misi il tutto in rotazione. Ne ottenni allo schermo un disco luminoso con- 

 tinuo ed uniforme, il quale non diminuiva di intensità in seguito all'inter- 

 posizione di 20 lamine di piombo a 2 / 10 di mm. di spessore ciascuna (= 4 mio.), 

 più di quel che diminuiva la fluorescenza delle placche medesime a fermo. 



Per ottenere i fuochi incrociati, al suddetto sistema girante ne sovrapposi 

 un secondo, sfasai le due metà di ciascuna asta girevole in guisa da t'or- 

 marne due coppie di alette lievemente inclinate verso il basso, in modo che, 

 due a due, giustaposte. mi dessero una disposizione a tettoia. Ruotando ora 

 questi due sistemi in opposti sensi e con velocità lievissimamente diverse, 

 in ogni quadrante del cerchio di rotazione, ne ottenni tutte le variazioni 

 possibili del valore angolare, risultante dalla disposizione obliqua delle 

 placche. Ogni punto della superficie e della profondità del campo d'irradia- 

 zione è sottoposto così all'incrocio dei raggi. 



I vasti eritemi, ottenuti col nuovo sistema, in luogo delle esigue fac- 

 cette, corrispondenti alle limitate superfici delle placche impiegate, convali- 

 dando le mie previsioni, mi fornirono il modo di escogitare un nuovo si- 

 stema radiumterapico, che io applicai in sette strumenti mossi da motorini 

 elettrici e diversi a seconda del loro uso clinico, le cui descrizioni trovansi 

 minutamente esposte in una Memoria in corso di stampa. 



Riassumendo. I vantaggi inerenti al nuovo sistema sono i seguenti: 

 1°) irradiazione di una zona molto più estesa della superficie com- 

 plessivamente formata dalla somma delle superfìcie delle singole placche 

 impiegate; 



2°) continuità ed uniformità di distribuzione delle radiazioni su detta 

 zona; [la disposizione delle placche sulle ali non facendosi a caso, ma se- 

 condo un rapporto di proporzionalità diretta tra il loro valore radioattivo e 

 il percorso ad esse affidato (legge di graduazione), ne segue che l'intera su- 

 perficie circolare sottoposta all'irradiamento, risulta come ricoperta da placche 



