— 505 — 



tatore rotante la corrente continua di una pila. Questo commutatore inoltre, 

 nello stesso tempo, alternava il contatto del ponte con la pila e con un 

 galvanometro D'Arsonval. La precisione ottenuta in misure di resistenze com- 

 prese fra 10 e 50,000 ohm era di almeno 1/1000. 



Così pure per misure di resistenze elettrolitiche ( x ) è stato adoperato il 

 rilevatore elettrolitico del Ferriè ( 2 ) collocandolo in serie con un galvano- 

 metro, nel ponte di Kohlrausch. In questo modo nel circuito che comprende 

 il galvanometro, circola una corrente pulsante diretta sempre in un sol senso. 

 Il galvanometro può dunque funzionare. 



G. von Ubisch ( 3 ) raddrizzava parzialmente la corrente alternata per 

 mezzo di un microfono messo in serie con un galvanometro. Questo micro- 

 fono era posto in vibrazione in modo sincrono, con opportuni dispositivi, dal 

 generatore di corrente alternata. 



Più recentemente G. Pfleiderer ( 4 ) propose un dispositivo nel quale il 

 galvanometro è posto in serie con uno speciale interruttore a martello di 

 Neef. Questo martello è costretto a vibrare con la frequenza della corrente di 

 un rocchetto di Ruhmkorlf il quale funziona da generatore. 



Negli ultimi anni sono state utilizzate a tale scopo le valvole a tre 

 elettrodi del De Forest (audion) e quelle a due del Fleming. 



Così H. Abraham ( 5 ) e M. Abribat ( fi ). 



Quest'ultimo adopera le valvole termoioniche per le misure di con- 

 ducibilità degli elettroliti. Egli pone in serie con un galvanometro D'Ar- 

 sonval a riflessione una valvola a /lue elettrodi. 



Nei dispositivi studiati e riferiti in questa Nota sono utilizzate le val- 

 vole, oltre che per la proprietà raddrizzatrice, anche per quella amplifica- 

 trice. Esse già da qualche anno sono entrate nella pratica delle misure elet- 

 triche per la loro funzione ampliricatiice ( 7 ). 



L' idea fondamentale è quella di utilizzare al massimo grado, con appro- 

 priate disposizioni, le correati che il galvanometro deve rivelare. A questo 



CO Marie, Manipulaliuns cT Elee tro chimi e. Dunod ed., 1006. 



( 2 ) G. Ferriè. Le detector é'eotrolytique à pointe métallique (Comptes Rendus de 

 l'Acad. de Se., 117, 1905, pag. 315). 



( 3 ) G. von Ubisch, Verh. d. Deutsoh. physik. Ges.. 9, 61, 1907. 



( 4 ) G, Pfleiderer, Zeit. fu r Etektrochemie, 19, 1913, pag. 925; Veber die Benutzung 

 eines Gleichstromgalvanometers statt des Telephons ah Nullinstrument bei Wechsel- 

 strommessungen. 



( b ) H. Abraham, Utilisation des lampes arnplificatrices pour les mesures électriques 

 (R, G. E.), 8, pag. 41 S, sett. 1920, 



( 6 ) M. Abribat, Modifications à le méthode de Kohlrausch pour les mesures de con- 

 ductibilité des électrolytes (Bull. Sue. Chim. de France, 31-32, marzo 1922, pag. 241); 

 H. Abraham, loc. eit. 



( 7 ) H. Abraham e E. Bloch, R. G. E„ febbr. 1920, pag. 211 e 255; C. England, 

 Proc. I. R. E., voi Vili, agosto 1920, pag. 326; L. Rolla e L. Mazza, Gazz. Chim. Ital., 

 1922, anno LII, pag. 421. 



