— 506 — , 



fine i dispositivi sono tali da raddrizzare i due semiperiodi della corrente 

 alternata e mirano all' impiego più razionale delle varie parti che li co- 

 stituiscono. 



La fig. (1) rappresenta schematicamente uno di questi dispositivi, T x è 

 un'autotrasformatore elevatore (resistenza misurata agli estremi a , e circa 

 8,000 ohm, 25,000 spire). Esso è collegato per mozzo dei conduttori a , b 

 (primario dell'autotrasformatore) al circuito in cui dovrebbe essere inserito 

 lo strumento di zero. 



Gli estremi a , c (secondario dell'autotrasformatore) son congiunti diret- 

 tamente ai morsetti di entrata dell'amplificatore A (ossia al circuito fila- 

 mento griglia del primo audion). Il primario dell'autotrasformatore è varia- 

 bile per mezzo del contatto mobile b : la sua impedenza deve essere scelta 

 opportunamente in relazione a quella del circuito ove va inserito. Per la 



F.g 1. 



maggior parte degli usi è sufficiente che le spire del primario possano essere 

 variate fra 1/20 e 1/5 del numero totale delle spire. 



T 2 è un trasformatore il cui primario e secondario hanno la stessa re- 

 sistenza (fi, 000 ohm circa) e uguale numero di spire (15,000 circa). 



Il circuito magnetico di T 2 , come pure quello dell'autotrasformatore T\ , 

 possono essere regolati nella loro costituzione in modo da offrire una reat- 

 tanza variabile. 



Vi V 2 sono due valvole di Fleming del tipo usuale. I filamenti di esse 

 sono posti in serie, nel modo indicato in figura, rispettivamente con le bat- 

 terie Ei E 2 e le resistenze variabili R 3 . 



Il galvanometro G deve avere due circuiti interni di elevata resistenza. 

 Esso può essere scelto sopratiiUo fra i galvanometri del tipo elettromagne- 

 tico (Nobili, Thomson, Du Bois Rubens, Wiedemann, ecc.). 



Io mi sono servito di un galvanometro Thomson a quattro bobine 

 di 5,000 ohm l'ima disposte due a due in serie. Gli avvolgimenti B, B 2 (vedi 

 fig. 1) avevano quindi una resistenza di 10,000 ohm l'uno, la sensibilità 

 era di !) X IO -10 amp. per deviazioni di 1 mm. a 150 cm. dalla scala (*). 



(*) Questo galvanometro per la sensibilità piuttosto limitata (in confronto a quella 

 che si può raggiungere con questo tipo) permetteva un impiego rapido e facile. 



