— 507 — 



I cursori CI' G' 2 ' delle resistenze Ri R 2 che, come si vede, si trovano nel 

 circuito del galvanornetro, sono della massima importanza. La loro posizione 

 si può determinare facilmente per ciascuna valvola e deve essere tale da 

 non produrre alcuna deviazione nel galvanornetro. 



È ora ben chiaro il funzionamento del dispositivo. Esso si compone 

 fondamentalmente di due parti: una con funzione amplificatrice e l'altra 

 raddrizzatrice. L'amplificazicne viene fatta dal circuito Ti AP. 



I due circuiti S V! Bi e S V 2 B 2 servono per il raddrizzamento: si vede 

 facilmente che essi permettono, il primo l'utilizzazione dei semiperiodi po- 

 sitivi, e il secondo quello dei negativi. 



In tal modo la corrente alternata esistente agli estremi di S è integral- 

 mente raddrizzata. Della massima importanza, come del resto è evidente, 

 è la scelta del galvanornetro G, le cui caratteristiche dipendono da quelle 

 del secondario del trasformatore S da quelle delle valvole di Fleming V, V 2 . 



II dispositivo sopra indicato non offre alcuna difficoltà per l'uso. 

 Sarà bene peraltro, seguire queste norme: 



Si collega con conduttori a , b al posto dello strumento di zero. 



Si mette in funzione l' amplificatore A regolando opportunamente l'accen- 

 sione dei filamenti e la tensione anodica degli audion ( 1 ). 



Si regola poi l'incandescenza dei filamenti delle valvole a due elettrodi 

 spostando i cursori delle resistenze variabili R x R 2 fino ad ottenere la mas- 

 sima deviazione del galvanornetro Gr per una piccolissima corrente alternata 

 in a, b. Infine si cerca di aumentare ancora la deviazione del galvanornetro 

 modificando la posizione del contatto mobile b dell'autotrasformatore. 



A questo punto si possono fare le misure. L'equilibrio si ha (ossia in a.b 

 non passa corrente) quando il galvanornetro resta immobile. Esso si rag- 

 giunge per tentativi, nel solito modo, cercando di diminuire di mano in 

 mano le deviazioni del galvanornetro ( 2 ). 



Sarà bene poi, come si usa normalmente, shuntare il galvanornetro in 

 modo da poterne aumentare gradualmente la sensibilità. È però più comodo, 

 quando è possibile, corcare la massima approssimazione per mezzo di un 

 telefono, per raggiungere poi una più grande esattezza nel modo indicato sopra. 



La precisione che si ottiene col dispositivo descritto, è sempre molto 

 superiore di quella che, nelle stesse condizioni, si ha col solo telefono. 



Per quanto le misure si compiano facilmente col dispositivo sopra indi- 

 cato, ne ho studiato un altro che, pur avendo tutti i vantaggi del precedente 

 (utilizzazione dei due semiperiodici ecc.), permettesse l' impiego razionale 

 di un galvanornetro qualsiasi, purché di alta resistenza interna. 



( J ) G. Vallami, Sul funzionamento dei tubi a vuoto a tre elettrodi (Elettrot., 1917); 

 H. J. Van Der Bill Me. Graw-Hill, The, The rmoionic Vacuum Tube (Bock Company, 

 New- York, 1920). 



( 2 ) E evidente che le deviazioni del galvanornetro sono sempre da una stessa parte. 

 Rendiconti. 1922. Voi. XXXI, 2° Sem. 41 



