I 



— 557 — 



Chimica iìsica. — Sull'impiego di galvanometri come stru- 

 menti di zero nei metodi di misura con corrente alternata. Rad- 

 drizzamento con contatti a cristallo t 1 ). Nota di Luigi Mazza, 

 presentata dal Corrisp. G. Pellizzari. 



Le valvole termoioniche a due elettrodi hanno generalmente un'elevata 

 resistenza interna o meglio impedenza. Perciò, quando nei dispositivi che 

 stiamo studiando, si vogliono adoperare tali valvole pel raddrizzamento delle 

 correnti alternate, è opportuno far uso, come abbiamo, visto, di galvanometri 

 aventi grande resistenza interna. Si possono invece adoperare galvanometri 

 a resistenza molto più bassa qualora si sostituiscano convenienti contatti a 

 cristalli alle valvole termoioniche. 



Le disposizioni che sto per indicare, si differenziano appunto da quelle 

 già descritte, per la sostituzione delle valvole a due elettrodi con apparecchi 

 di raddrizzamento fondati siili' impiego dei rivelatori (detector) radiotelegrafici 

 a cristalli. 



Molti dei numerosi tipi di detector usati nella tecnica radiotelegrafica 

 possono essere adoperati come raddrizzatori al posto delle valvole del Fle- 

 ming ( 2 ). Bisogna soprattutto tener presente nella scelta del rivelatore che 

 il funzionamento di esso sia buono anche per le frequenze acustiche ( 3 ). 

 È poi necessario che il detector non richieda per funzionare una d. d. p. ausi- 

 liaria. Dei vari tipi sperimentati ha dato ottimi risultati un rivelatore for- 

 mato con un cristallo di galena argentifera ed una punta di rame che ap- 

 poggia su di esso con pressione regolabile. Esso ha un' impedenza molto 

 inferiore a quella delle valvole termoioniche a due elettrodi ed un funzio- 

 namento costante. 



Gli schemi di circuito sono fondamentalmente uguali a quelli indicati 

 nella precedente Nota. Però l'insieme risulta molto semplificato come è facile 

 vedere dalle figure 1 e 2. In queste, D! e D 2 rappresentano i raddrizzatori 

 a cristalli. 



P) Lavoro eseguito nel Laboratorio di Chimica Fisica del R. Istituto di Studi Su- 

 periori di Firenze. 



(-) Brandes H., Ueber Abweichungnn von Ohmscken Gesetz, Gleichrichterwirkung 

 und Wellenanzeiger fùr drahtlose Telegraphie (E. T. Z., 27, 1909, pag 1015); Leim- 

 bach G., Uiiipolares Leitvermogen von Kontaktdetehtoren und ihre Gleichrichterwirhmg 

 (Phys. Zeitschr., 7, 1911, pag. 228); Austin W., The Comparativ sensitiveness of some 

 common detectors of electrical oscillations (Electrician, 67, 1911, pag. 709). 



( :i ) E noto infatti che per molte misure con corrente alternata son necessarie e tal- 

 volta si preferiscono frequenze acustiche. 



