Physikalische Geologie. 



-209- 



A. Cancani: Soprairesultati che si ottengono dai 

 inoderni sismografi. (Rend. Accad. Line. Roma, (5.) 9. Sem. 2. 

 fasc. 3. 94—96. 1900.) 



Diese Notiz wendet sich gegen Viola, welcher in einem Aufsatze 

 die Leistungsfähigkeit der Seismographen angezweifelt hatte, da lange 

 Pendel nur den Beginn des Stosses anzeigen könnten, nachher aber so 

 viel Eigenbewegung besässen, dass sie nicht mehr die Schwingungen des 

 Bodens registrirten. Cancani giebt nun an , dass die Pendel , wenn sie 

 gut aufgehängt wären , unabhängig seien von den Bewegungen der Auf- 

 hängungspunkte und daher auch direct die Bodenbewegung angäben, 

 wenigstens ginge dies aus den Beobachtungen hervor. Deecke. 



G. Agamennone: Sismoscopio elettrico a doppio effetto 

 per le scosse sussultorie. (Bend. Accad. Line. Roma. (5.) 9. 204 

 bis 210. 2 Fig. 1900.) 



Um geringe sussultorische Beben zu registriren, ist von dem Verf., 

 der in solchen Dingen sehr erfinderisch scheint, ein neuer Apparat aus- 

 gedacht. Eine Säule, die oben in drei Armen endigt, trägt drei Spiralen, 

 jede unten mit einem Gewicht, die mittlere hat eine kleinere Schwingungs- 

 dauer als die beiden seitlichen und ist kürzer. An ihrem Gewicht hängt 

 eine noch kleinere Spirale mit geringerem Gewicht , dessen Mitte unten 

 auf eine Stahlnadel stösst und dadurch einen Strom schliesst, der durch 

 die Gewichte der seitlichen Spirale läuft. Entfernt man die Enden des 

 Contactes durch Anziehen von Schrauben, so kann man wegen dieser ver- 

 schiedenen Schwingungsdauern der Spiralen dem Instrument eine beliebig 

 grosse Empfindlichkeit für von unten direct kommende Stösse verleihen, die 

 durch den Stromschluss angezeigt werden. Damit verbinden kann man 

 selbstverständlich den Apparat zur Registrirung der Wellenbewegung, wie 

 er früher (dies. Jahrb. 1901. I. -212-) vom Verf. beschrieben ist. [Man 

 müsste derartige Instrumente doch erst einmal praktisch erproben, statt 

 immer neue Modelle zu erfinden. Ref.] Deecke. 



Gr. Agamennone: II pendolo orizzontale nella sismo- 

 metria. (Rend. Accad. Line. Roma (5.) 9. Sem. 1. 107—114. 1900.) 



In dieser Notiz bespricht Verf. die verschiedenen Systeme der Hori- 

 zontalpendel und ihren Werth als Seismographen. Zuerst ist dies In- 

 strument in dem Apparat von Gray-Milne 1887 zu diesem Zwecke benutzt, 

 und zwar ist dieses, bei dem die Masse feststeht, besser geeignet als die 

 späteren kleinen, welche eine freie Masse besitzen, deren Eigenbewegungen 

 das Bild des Bebens stören. Die Pendel mit geringer Masse versagen auch 

 bei den meisten localen Beben und verzeichnen von den ferner herkommenden 

 in der Regel nur den Beginn mit den feinen Erzitterungen, nicht aber den 

 eigentlichen Stoss. Man muss daher, wie es Verf. in Rocca di Papa gethan 

 hat, die Masse vergrössern (von 25 auf 60 kg), ja noch besser ist 

 N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1902. Bd. JJ. 



