zur Herstellung orientirter Krystallschliffe. 



3 



eine nicht unwesentliche Verteuerung der Apparate zur 

 Folge, was ganz besonders für das ausserordentlich genau 

 gearbeitete TuiTON'sche Instrument gilt. Bei diesem kann die 

 Anfangslage des Krystalls mittelst Fernrohr und Collimator 

 genau geprüft werden, und es fallen dementsprechend die 

 Resultate viel besser aus als bei den anderen Apparaten. 

 Die WoLz'sche Construction erlaubt überdies nur eine be- 

 schränkte Anwendung, da sie nur dazu dienen soll, „Krystall- 

 platten parallel oder senkrecht zu einer natürlichen Fläche 

 oder als gerade Abstumpfung zweier symmetrisch gelegener 

 Flächen anzuschleifen". Die nach den gleichen Principien 

 gebauten Constructionen von Fuess und Brunnee vermögen 

 hingegen das Problem auch in seiner allgemeinsten Form zu 

 lösen, indem sie gestatten, eine Fläche C gegen zwei Flächen 

 A und B zu legen, wenn alle drei Flächen sich unter schiefen 

 Winkeln schneiden. Diese Apparate haben nun aber wieder 

 den Nachtheil, dass die Lage der Theilkreise, mit welchen 

 die Orientirung des Krystalls nach der Methode der zwei- 

 kreisigen Goniometer vorgenommen wird, durch den Mechaniker 

 ausgeführt werden muss, und eine Justirung, wenn jene 

 richtige Lage einmal gestört sein sollte, mit einigen Schwierig- 

 keiten verbunden ist. Auch hier zeichnet sich die englische 

 Construction, welche ich noch etwas eingehender besprechen 

 möchte, wieder auf das vortheilhafteste aus. 



Das TüTTON'sche Instrument ist eine sehr sorgfältig aus- 

 geführte Vereinigung von Goniometer, Schleifscheibe und 

 Orientirungsapparat , welch letzterer sich in seiner Con- 

 struction eng an die bei Goniometern gebräuchliche Justir- 

 vorrichtung anlehnt. Tutton hat vier typische, beim Ge- 

 brauch des Instrumentes hauptsächlich in Frage kommende 

 Fälle beschrieben und an Beispielen zweiaxiger Krystalle 

 erläutert. 



Fall I bezieht sich auf einen rhombischen Krystall, 

 welcher zwei Pinakoide oder Prismen- oder Domenflächen 

 trägt. Die Zonenaxe dieser Flächen soll die spitze Bissectrix 

 sein, zu welcher senkrecht ein Präparat zur Messung des 

 Winkels der optischen Axen herzustellen ist. Allgemeiner 

 ausgedrückt : Ein Krystall trägt zwei Flächen A und i>, die 

 sich rechtwinkelig oder schiefwinkelig schneiden, und zu denen 



1* 



