zur Herstellung orientirter Kry stallschliffe. 



7 



Verzerrung, sondern auch in Wirklichkeit — wenn auch CD 

 in der Figur als Kleinkreis, DE als Grosskreis gezeichnet 

 ist — verschieden gross sind. Die Verschiebung der Fläche G 

 nach dem Mittelpunkt der Projection lässt sich indessen sehr 

 einfach mittelst dieses zweiten Orientirungsapparates aus- 

 führen, wenn man eine Prismenfläche parallel zur Ebene der 

 Kreisbewegung des unteren Cylinderschlittens legt und dann 



von der Nullstellung aus den unteren Schlitten gegen den 

 oberen um den Winkel y (Fig. 7) dreht, so dass jetzt mit 

 dem oberen Schlitten die Bewegung in der Ebene DCE er- 

 folgt. Die erforderliche Bewegung ist gleich dem Comple- 

 ment des Winkels DG. Auch lassen sich mit dem gewöhn- 

 lichen Orientirungsapparat die erforderlichen Bewegungen 

 ausführen, nur muss man aus dem rechtwinkeligen Drei- 

 eck AGB (Fig. 7) den Winkel a berechnen, um durch die 

 Correcturen B — a und B—b den Krystall aus der Anfangslage 

 in die Endlage zu bringen. 



Der grosse Vorzug des TüTTON'schen Instrumentes liegt 

 in seiner soliden und sehr exacten Ausführung, wodurch es 

 unter geübten Händen ganz Vorzügliches leistet, wie das die 

 zahlreichen Arbeiten des Erfinders beweisen. Leider ist sein 

 Preis ein so hoher (1800 Mk.), dass eine weitere Verbreitung 

 wohl ausgeschlossen ist. 



Von den übrigen drei Constructionen von Stöber, Halle 

 und mir scheinen die beiden ersteren den Nachtheil zu haben, 

 dass die auch bei der sinnreichen Anordnung Stöber's nicht 

 zu umgehenden Fehler in der mit der Anfangslage überein- 

 stimmenden Endlage des Krystalls sich im Resultat bemerk- 

 bar machen. 



