8 



E. A. Wülfing, Ueber einen vereinfachten Apparat 



2. Neue Oonstruction. 



Die Anfangslage des Krystalls wurde bei meinem früheren 

 Apparat durch ein ziemlich complicirtes Verfahren bestimmt, 

 während sie bei der neuen Oonstruction nur nach dem Augen- 

 maass mit gelegentlicher Benutzung eines Anlegegoniometers 

 erfolgt. Bei dieser Befestigung mögen im äussersten Falle 

 fehlerhafte Lagen bis zu 5° vorkommen, welche Grenze übrigens 

 unabsichtlich nie von mir erreicht wurde. Es ist nun die 

 Aufgabe der Oonstruction, den Krystall aus jener fehlerhaften 

 Stellung gegen die Schleifplatte in die richtige zu bringen, zu 

 welchem Zweck eine kleine Fläche — deren Herstellung in 

 manchen Fällen einige Minuten, in anderen nicht einmal eine 

 Minute Zeit erfordert — angeschliffen und in ihrer Lage gegen 

 die beiden gegebenen Flächen auf dem Goniometer bestimmt 

 wird. Die Correctur in der Stellung des Schleifdreifusses und 

 damit des Krystalles gegen die Schleifplatte erfolgt dann 

 gemäss den hier gefundenen Abweichungen. 



Früher habe ich die Correcturen zum Übergang aus der 

 fehlerhaften in die richtige Stellung durch eine zuweilen recht 

 umständliche Rechnung ermittelt. Indessen äusserte ich mich 

 schon damals am Schlüsse des Aufsatzes, dass man auch ohne 

 Rechnung durch tastende Versuche recht schnell zum Ziele 

 gelangen könne. Diese Bemerkung scheint übersehen oder auch 

 wohl nicht richtig verstanden zu sein, da z. B. Stöber (p. 846) 

 sagt: „que l'usage de ce pettt appareil exige au prealable 

 une serie d'operations geometriques et parfois meme quel- 

 ques tätonnements." Es wurde aber nie die richtige Lage 

 auf rechnerischem und tastendem Wege, sondern entweder 

 auf die eine oder andere Weise gefunden, und heute will ich 

 die Aufmerksamkeit besonders auf das letztere Verfahren 

 lenken. Ich schrieb damals: „In vielen Fällen gelangt man 

 recht schnell zum Ziel durch ein Näherungsverfahren, bei 

 welchem nicht einmal, sondern zwei- vielleicht auch dreimal 

 eine Fehlerfläche angeschliffen wird, ohne die Lage des Kry- 

 stalls auf dem Träger h zu verändern ; das Anschleifen dieser 

 Fehlerflächen ist ja jedesmal in ein paar Minuten geschehen. 

 Die Correcturen x und y, x, und y n x„ und y„ werden durch 

 blosses Schätzen aus den auf dem Goniometer gemessenen 



