Allgemeines. Krystallographie. Mineralphysik etc. - 3 - 



hat ausser einer verticalen und horizontalen, je mit einem Theilkreis ver- 

 bundenen Axe noch zwei Hilfsaxen. Die Drehung um letztere wird durch 

 Schlittenführung bewerkstelligt. Für die instrumentelle Rechnung wird 

 der Krystailträger durch den „künstlichen Krystall", bestehend aus einem 

 auf dem Träger festen und einem auf diesem beweglichen Spiegel ersetzt, 

 welche genau in beliebig durch sphärische Coordinaten bestimmte Lagen 

 gebracht werden können. Verf. giebt einige mit diesem Apparat ausgeführte 

 Beispiele; dabei zeigen die Ergebnisse meist nur eine Abweichung von \* vom 

 genauen Resultat. 



In einem Anhang berichtet Verf. „Über eine merkwürdige Eigenschaft 

 der rechtwinkeligen sphärischen Dreiecke", welche erlaubt, bei einem für 

 die instrumentelle Rechnung ungeeigneten Dreieck die Auflösung durch die 

 eines geeigneteren zu ersetzen und zählt die für die instrumentelle Rech- 

 nung im Gegensatz zur numerischen besonders günstigen Operationen auf. 



Max Schwarzmann. 



O. Viola: Die Methoden der Totalreflexion bei mehreren 

 übereinander gelegten Schichten. (Zeitschr. f. Kryst. 33. 1900. 

 p. 30—35. Mit 1 Textfig.) 



Verf. untersucht die Brechungsverhältnisse bei mehreren übereinander 

 gelegten Schichten und zieht daraus Schlüsse für die Anordnung bei der 

 Untersuchung der Totalreflexion eines Dünnschliffes. Er kommt dabei zu 

 dem praktisch wichtigen Ergebniss : Um störende Grenzen der Totalreflexion 

 an der oberen Begrenzung des Dünnschliffes zu vermeiden, ist es noth- 

 wendig, entweder den Dünnschliff mit einer stärker brechenden Substanz 

 zu decken oder seine obere Fläche matt zu schleifen. Im letzteren Fall 

 ist es gleichgültig, ob die darüber liegende Substanz weniger oder stärker 

 lichtbrechend ist. Max Schwarzmann. 



O. Klein: Das Kry stallpolymeter , ein Instrument für 

 krystallographisch-optische Untersuchungen. (Sitz.-Ber. k. 

 preuss. Akad. d. Wissensch, zu Berlin, phys.-math. Cl. 29. März 1900. 

 p. 1—10. Mit 2 Fig. im Text.) 



Verf. beschreibt ein von der Firma R. Füess unter der Leitung von 

 C. Leiss in Berlin-Steglitz nach seinen Angaben gebautes Instrument, das 

 er Krystallpolymeter nennt. Es kann eventuell unter Anbringung 

 von Hilfsvorrichtungen dazu dienen, Krystallwinkel mit einem, zwei und 

 drei Kreisen zu messen, alle Brechungsexponenten fester Körper mit Hilfe 

 von Prismen und eben dieselben von Flüssigkeiten, sowie die Brechungs- 

 exponenten von festen Körpern mit Hilfe der Totalreflexion in Flüssig- 

 keiten zu bestimmen ; die Untersuchung von Krystallen in Medien gleicher 

 Brechbarkeit vorzunehmen zur Feststellung der Axenlage, des Axenwinkels 

 und seiner Grössen und zur Fixirung der Lage der Auslöschungsschiefen 

 auf den Flächen einer Zone; endlich die Untersuchung von Dünn- und 

 Dickschliffen im parallelen und im convergenten polarisirten Lichte zu 



a* 



