-168- 



Mineralogie. 



A. E. Tutton: Ein Compensationsinterferenzdilato- 

 meter. (Zeitschr. f. Kryst. 30. 1899. p. 529—567. Mit 5 Textfig.) 



Verf. beschreibt ein Instrument zur Bestimmung der linearen Aus- 

 dehnung durch die Erwärmung, das sich an den Typus des FizEAu'schen 

 Interferenzdilatometers anschliesst. Den besonderen Vortheil des neuen 

 Instrumentes findet Verf. darin, dass die Ausdehnung der Schrauben des 

 aus Platiniridium gefertigten Dreifusses durch eine auf den Krystall auf- 

 gelegte Aluminiumscheibe compensirt wird. Letztere wird jeweils in ent- 

 sprechender Dicke aus dem beigegebenen Satz ausgewählt. Zur Erzeugung 

 der Interferenzstreifen wird die Unterseite des auf den oberen Enden der 

 Platiniridiumschrauben aufliegenden Deckkeils und andererseits die glatt 

 polirte Oberfläche der Aluminiumscheibe benützt. Diese reflectirt das Licht 

 in gleichem Grade wie Glas und liefert deshalb vorzügliche Interferenz- 

 streifen, ein Vortheil, den diese Methode vor der Anwendung der ge- 

 schliffenen Oberfläche der zur Messung kommenden künstlichen Krystalle 

 voraus hat. Die Empfindlichkeit des Instrumentes wird so gross angegeben, 

 dass es unnöthig ist, Platten von mehr als 5 mm Dicke anzuwenden, was 

 die genaue Bestimmung der Ausdehnung auch bei nur in geringen Dimen- 

 sionen darstellbaren künstlichen Krystallen ermöglicht. - 



Max Schwarzmann. 



O. Pulfrich : Bemerkungen zu der Compensations- 

 methode des Herrn A. E. Tutton und über die Verwendung 

 von Quarz als Vergleichskörper bei dilatometrischen Mes- 

 sungen. (Zeitschr. f. Kryst. 31. 1899. p. 372—382. Mit 4 Textfig.) 



Der im vorhergehenden Referat besprochenen Arbeit hält Verf. ent- 

 gegen, dass die Compensationsmethode die Genauigkeit nicht steigert, 

 sondern im Gegentheil vermindert , und leitet dies aus den bezüglichen 

 Formeln ab. 



Hieran anschliessend beschreibt Verf. eine neue Versuchsanordnung 

 mit Quarz als Vergleichskörper. Die Stahlschrauben des Dilatometertisch- 

 chens haben den Nachtheil, dass ihre Ausdehnungscoefficienten , trotz der 

 üblichen Vorsichtsmaassregeln , bei der Anfertigung doch nicht immer in 

 wünschenswerther Weise übereinstimmen. Verf. verwendet deshalb _an 

 deren Stelle eine von der Firma Zeiss hergestellte Quarzröhre, deren geo- 

 metrische Längsaxe parallel der optischen Axe des Quarzes geht. Als 

 Material wird natürlich homogener, von Zwillingsbildung freier Quarz ver- 

 wendet. Eine wesentliche Dickendifferenz zwischen Object und Quarzröhre 

 wird durch eine entsprechende Quarzplatte ausgeglichen. 



Zum Schlüsse giebt Verf. ein Referat über seinen Aufsatz: „Über 

 einen Interferenzapparat", welcher im Anschluss an Einrichtungen des 

 AßBE'schen Dilatometers anderweitige genaue Ausmessungen von Inter- 

 ferenzstreifen gestattet und erörtert die Verwendung dieses Apparates zu 

 dilatometrischen Messungen in Verbindung mit einem neuen Heizkörper. 



Max Schwarzmann. 



