342 



Decî.) der zu beobachtenden Sterne, noch dieselben 

 ûberhaupl zu kennen, auch sind keine astronomischen 

 Bereehnungen, nicht einmal in Beziehung auf Réfraction, 

 dabei auszufùhren. 



Dagegen wird verlangt, dass der Beobachter vollkom- 

 meri g ut mit seinem Instrumente umgehen kann, und dass 

 dièses Letztere ein sogenanntes Universal-Instrument sei, 

 eingenchtet um Horîzontal-und Verhcal-Winkel messen zu 

 kônnen. Die Dimensionen des Instrumentes brauchen 

 nicht bedeutend zu sein, nur mûssen die Niveaux auf 

 der Horizontalaxe und an dem Vernierhalter des Vertical- 

 kreises ziemlich empfîndlich sein, so dass ein Niveautheil 

 nicht mehr als etwa 15 Secunden betrâgt 



Bei meinen Versuchen benutzte ich ein kleines Uni- 

 versal-Instrument von Ertel, das von dieser Firma nach 

 meinen Angaben, in manchen Beziehungen etwas ver- 

 an dert von deren frùheren Instrumenten, construirt wurde. 



Zur Erhaltung gûnstiger Resultate wird ferner voraus- 

 gesetzt, dass das Instrument in allen Beziehungen gut 

 berichtigt sei, die Ànfsteliung des Instrumentes fest, der 

 Colîimationsfehler vernichtet, das Fadennetz berichtigt, 

 so dass die Vertikalfàden senkrecht zur horizontalen Umdre- 

 hungs - Axe des Fernrohrs u. s. w. Nach Berichtigung 

 der Niveaux in allen Beziehungen und in bekannter Wei- 

 se ? muss die Lage der Horizontal-Axe unter Anwendung 

 der Fussschrauben so berichtigt werden, dass sie in allen 

 Stellungen bestmôglich horizontal ist. 



Mit Hùlfe eines Taschen - Compassés gebe m an nun 

 dern Fernrohr des Universal - Instrumentes ungefàhr die 

 Richtung des Meridianes, und mâche eine Ablesung am 

 Horizontalkreise, dann drehe man den obern Theil des 

 Instrumentes um soviel, dass am Horizontalkreise eine 



