343 



um 3 bis 4° geringere Ablesung zum Vorschein kommt, 

 als frûher, und warte nun ab, bis die Nacht so weit vor- 

 gerùckt ist, dass man im Fernrohr schon leicht auch 

 kleinere Sterne sehen kann. Dann suehe man, ungefâhr 

 dièses Azimut beibehaltend, irgend einen einigermassen 

 hellen Stern, am sûdlichen Theile des Himmels, dessen 

 Hôhe ûber dem Horizonte jedoch nicht so gross ist, 

 dass man das auf der Horizontal-Axe befindliche Niveau 

 entfernen mûsste, berichtige noehmals den Stand der 

 Niveaux (auf der Horiz.-Axe und am Verlicalkreise) ver- 

 mittelst der Fussschrauben und klemme dann sowohl Ho- 

 rizontal- als Verticalkreis. Hierauf bringe man vermit- 

 telst der Mikrometerschrauben den Stern nahe ûber (beim 

 Gebrauch eines Prismas nahe miter) einen Horizontal- 

 faden und folge mit der Mikrometerschraube des Ho rizon- 

 talkreises dem Sterne so lange, bis derselbe hart am 

 Yerticalfaden dureh den Horizontalfaden bissecirt wird, 

 wobei darauf zu achten, dass die Mikrometerschraube 

 zum Naehfolgen genùgend Spielraum hat. 



Bel dieser Stellung des instrumentes werden die An- 

 gaben der Verniere des Horizontalkreises notirt, und falls 

 es gewûnscht wird, (was aber nur nôthig ist, wenn man 

 aueh die Zeit haben will) die Angabe einer Taschenuhr 

 zur Zeit der Dissection des Sternes durch den Horizon- 

 talfaden. 



Nun verfolgt man den Stern von Zeit zu Zeit .naeh 

 Aufhebung der Klemmung des Horizontalkreises, wobei 

 aber die grôsste Vorsicht zu beobachten, dass weder das 

 Fernrohr, noch die Mikrometerschraube des Verticalkrei- 

 ses berùhrt wird. 



Wenn nun der Stern auf der Westseite des Mendia- 

 nés sich wieder dem Horizontalfaden nahert, so berich- 



