354 



distanz des Punktes des Horizontalfadens hervor, in wel= 

 chem die Dissection des Sternes geschieht. 



Nehmen wir an, bei der ersten Bissection sei die 

 Neigung Null, bei der zweiten i, und dass vom ersten 

 bis zum zweiten Momente das Instrument im Aziinute z. 

 B. um w Grade gedreht wurde, so ist der Einfluss des 

 i auf die Zenitdistanz = i. Sin. w. 



Ist das Westende der Axe hôher, so vvird der Stern 

 zu frûh bissecirt, wenn das Ostende hôher, dann zu 

 spât. Da wir sùdliche Sterne beobachten bei etwa 4° 

 Stundenwinkel, so konnen wir nàherungsweise n = 8° 

 annehmen, so dass also Sin. w. etwa=V g wird. Unter die- 

 sen Bedingungen hat also eine Neigungsànderung der 

 Horizontalaxe nur ! / a so grossen Einfluss wie eine eben- 

 so grosse am Niveau des Verticalkreises. Bei kleinerem 

 Stundenwinkel ist der Einfluss noch geringer. 



Aus Allem geht hervor, dass die Genauigkeit des Ré- 

 sultâtes hauptsâchlich abhàngig ist von der Genauigkeit, 

 mit welcher man die Bissectionen des Sternes beobach- 

 ten kann, und von der Sorgfalt mit welcher man das 

 Niveau des Verticalkreises richtig einstellt. 



Das Erstere ist abhàngig von der Hôhenànderung des 

 Sternes, die bei Sternen, wie wir sie vorschlagen, und 

 bei Stndenwinkeln von 4° genùgend gross ist, etwa eine 

 halbe Secunde in Bogen in einer Zeitsecunde, so dass 

 man bei der betràchtlichen Stàrke des Fernrohres hôch- 

 stens 1 oder 2 Secunden unsicher sein kann in der Auf- 

 fassung des Momentes der Bissection. 



Das Zweite erlangt man durch eine zweckmassige Auf- 

 stellung des Instrumentes, so dass zwei Fussschrauben 

 nahezu die Richtung von Ost nach West haben, dann 

 kann man mit der dritten Fussschraube das Niveau des 

 Verticalkreises immer leicht und genau einstellen. 



