Recherche des mines de fek. 



21 



Mais, au lieu de cela, j'ai laisse dans ces experiences l'mstrument im- 

 mobile snr sa place et j'ai fait transporter le barreau tout le long des 

 circonferences, menees autour du centre du theodolite, ce qui conduira 

 evidemment aux memes resultats. Pour effectuer cela, rinstrument fut 

 place sur un support solide en bois, muni d'un bras horizon tal qui etait 

 mobile autour d'un centre, situe au-dessous du point de suspension de 

 I' aiguille. Quant au barreau aimante, il fut supporte dans une position 

 verticale par ce bras, et Ton a pu changer a volonte sa distance hori- 

 zontale du centre mentionne. La position que devait occuper le bras par 

 rapport au meridien magnetique fut donnee par un cercle horizontal, assez 

 grand et fixe au support nomme. De plus, en soulevant on en abaissant 

 le plateau du support, j'ai pu changer convenablement la distance verti- 

 cale entre le barreau et l'aiguille de l'mstrument. 



Par cette disposition, j'ai pu faire toutes les mesures necessaires, 

 et en outre j'ai ete sur que la composante horizontale du magnetisme 

 terrestre, agissant sur l'aiguille, est demeuree constante durant toute 

 l'experience, ce qu'on n'aurait pu supposer, les observations etant faites 

 dans le cabinet de physique au voisinage d'une foule d'aimants tres puis- 

 sants, si l'mstrument avait change de place incessamment. 



Cependant, tous ces arrangements n' etant que provisoires, - il n'etait 

 pas possible d'arriver par ces mesures a la derniere rigueur. En effet, 

 il existait quelques imperfections dans le mouvement du bras, dont nous 

 venons de parler, mouvement qui n'etait pas si regulier qu'on l'aurait pu 

 desirer. Ajoutons, de plus, que j'ai omis toutes les corrections soit par 

 rapport aux variations de la force terrestre, soit par rapport a la tem- 

 perature, etc. Outre cela, la distance entre l'aiguille et le barreau etant 

 petite, on a dans ce cas a craindre que celui-ci ne developpe une aiman- 

 tation temporaire dans l'aiguille et meme dans le deflecteTir, ce qui pro- 

 duirait necessairement des differences assez grandes entre l'observation 

 et le calcul. D'ailleurs, on comprendra que les erreurs les plus no- 

 tables se manifesteront au cas on se changent subitement les angles de 

 deviations d'un point k l'autre. Aussi, les mesures correspondantes a des 

 distances courtes entre l'aiguille et le barreau n'ont ete donnees que pour 

 indiquer la marche du phenomene, et non pas pour en verifier les for- 

 mules, ce qu'on pourra faire suffisamment par les deux premieres expe- 

 riences. 



Par des mesures prealables, j'ai determine, au moins d'une maniere 

 approximative, la direction du meridien magnetique. De plus, dans la 

 premiere experience (z = 87,8 c,n ), j'ai cherche par des observations parti- 



