337 



also gemâss Forme) (2) (1er Fehler der aus jenem \ m 

 abgeleiteten Inclination im Meridian: 



Um dariiber zu entscheiden, ob r m noch in anderer 

 Weise vom Azimuth abhàngig sei, mûssen wir den ein- 

 zelnen bei Bestimmung der Inclination, ausser den oben 

 aufgezàhlten durch Rechnung zu eliminirenden, noch môg- 

 lichen Fehlerquellen nachgehen. Im Allgemeinen wird, 

 wenn wir von Unregelmâssigkeiten in der cylindrischen 

 Form der Nadelaxen, welche spàter besprochen werden 

 sollen, absehen, der Fehler r m beeinflusst werden: 



1) von kleinen Fehlern des Instruments, die sich nicht 

 durch Rechnung und nur theil weise durch mechanische 

 Correction wegschafïen lassen, wie z. B. kleine Unrichtig- 

 keiten in der Stellung der Lager und des Kreises; 



2) von den Ablesungsfehlern; 



3) von den Einstellungsfehlern. 



Die unter 1, genannten Fehler kônnen wir hier ganz 

 unberùcksichtigt lassen, indem sie uberhaupt einen kaum 

 merklichen Einfluss haben der hier um so mehr zu 

 vernachlassigen ist, da bei Bestimmung des Gewichts 

 nur die vom Azimuth abhàngigen Aenderungen dièses Ein- 

 flusses in Betracht kommen kônnen, die offenbar im Ver- 

 gleich zu diesem selbst vollkommen verschwinden. 



Auch die Ablesungsfehler kommen hier nicht in Be- 

 tracht, da sie fur aile Azimuthe gleich sein mûssen, vo- 

 rausgesetzt, dass nicht in einzelnen Azimuth en die Con- 

 struction des Instruments die Ablesung erschwert oder 



(*) Vergl. Gauss. Beobachtungen der magnetischea Inclination in Got- 

 tingen in den Resultaten aus den Beobachtungen des magnetisehen 

 Vereins im Jahre 1841. Leipzig 1843. pag. 15. 



