178 



LE NATURALISTE 



pliquée que la précédente. Elle a la forme d'un grand 

 cylindre en cuivre terminée à ses deux extrémités par 

 deux parties coniques. Elle est également à doubles pa- 

 rois séparées par de l'eau. 



L'appareil de chauffage consiste en un certain nombre 

 de brûleurs placés au-dessous d'un nombre égal de tubes 

 verticaux qui traversent la paroi de l'étuve dans toute sa 

 hauteur mais vers la périphérie seulement. L'arrivée du 

 gaz dans les brûleurs est modérée par un régulateur à 

 membrane métallique, aujourd'hui assez peu employé. 



Cette étuve est assez volumineuse, et coûte assez cher, 

 c'est un appareil de laboratoire, qui ne peut guère être 

 transporté au bord de la mer ou ailleurs. 



A coté de ces étuves où le milieu interposé est liquide, 

 il en est qui sont chauffées à sec. Les unes le sont par 

 l'intermédiaire d'un bain de sable (modèle Wiessnegg) 

 et peuvent alors être portées à des températures supé- 

 rieures à 100°, mais elles sont peu employées en histo- 

 logie ; les autres sont chauffées simplement par l'air. 



L'un des meilleurs modèles dans ce genre est l'étuve 

 Schribaux avec régulateur métallique du D r Roux. 



Celle-ci est constituée par une sorted'armoireà parois 

 de bois, avec porte vitrée. Le long des parois internes de 

 la caisse se trouve une série de tubes en cuivre tout 

 autour de trois faces (celle qui forme la porte, n'en 

 présentent pas). Ces tubes sont verticaux, et ce sont eux 

 qui reçoivent les gaz de combustion dégagés par une 

 série de cinq ou six brûleurs placés au-dessous. Les 

 tubes s'échauffent et, par rayonnement dans l'intérieur 

 de l'étuve, élèvent peu à peu la température de celle-ci. 

 La température ainsi obtenue est uniforme dans tout l'in- 

 térieur de l'étuve et les parois en bois servent d'isolateur. 



Le régulateur du D 1 ' Roux qui y est adapté est entiè- 

 rement métallique. Il est formé par une lame d'acier 

 et une lame de zinc soudées ensemble et recourbées en U. 



L'une des branches est fixe, tandis que l'autre est libre, 

 mais les deux sont placées dans l'intérieur même de l'é- 

 tuve. Lorsque la température s'élève, par exemple, la 

 branche libre, qui totalise les déformations provoquées 

 par les changements de température, agit sur une tige 

 rigide et la tire en dedans, puisqu'à ce moment les deux 

 branches métalliques se rapprochent l'une de l'autre. 

 Dans ces conditions, le piston qui règle l'admission du 

 gaz, poussé par un ressort à boudin, se ferme plus ou 

 moins de façon à diminuer l'arrivée du gaz ou même à 

 fermer complètement le tube d'admission, en laissant 

 ouvert qu'un tout petit orifice de sûreté qui empêche le 

 brûleur de s'éteindre. En réglant la longueur de la tige 

 verticale à l'aide d'une vis spéciale, on peut faire arriver 

 le gaz en plus ou moins grande abondance. 



Ce régulateur est très maniable et ne se dérange pas 

 facilement quand on en a soin. 



Le D r Roux a fait aussi construire une étuve élec- 

 trique avec régulateur appliqué à ce mode spécial de 

 chauffage. Elle est extrêmement commode, mais néces- 

 site une installation que l'on ne possède que rarement 

 dans un petit laboratoire. 



Tous les différents modèles d'étuves que nous venons 

 de décrire peuvent servir non seulement pour les inclu- 

 sions à la Paraffine ou autres substances semblables, 

 mais encore pour obtenir des cultures de microbes ou de 

 champignons, ce qui ne peut être obtenu avec les bains- 

 marie. 



Autres masses à inclusions. — Outre le Collodion, la 

 Paraffine et les substances semblables, on emploie en- 



core fréquemment les masses au Savon ou à la Gélatine, 

 qui permettent, en effet, de pouvoir inclure et par consé- 

 quent couper les préparations sans avoir besoin de les 

 déshydrater ni de les éclaircir, ce qui est un immense 

 avantage toutes les fois que l'on a affaire à des animaux 

 dans la constitution des tissus desquels il entre une 

 grande quantité d'eau, comme, par exemple, les Coelen- 

 térés. 



Le Savon ne s'emploie guère qu'en solution alcoolique. 

 Pour cela, on fait dissoudre un certain volume de savon 

 blanc dans trois ou quatre fois son poids d'alcool fort 

 (95° environ), en chauffant le tout dans une cornue, au bain 

 de sable ou au bain-marie. On ajoute de l'eau, goutte à 

 goutte dans la cornue jusqu'à ce que en prenant une petite 

 quantité du mélange dans un verre de montre et en le 

 laissant solidifier, on n'obtienne qu'une teinte opalescente 

 et non franchement blanche. 



On place les pièces pendant un certain temps dans le 

 mélange ainsi obtenu avant de les inclure. 



Grâce à la transparence de ce milieu, il est très facile 

 d'orienter les préparations. 



Lorsqu'on fait les coupes, il faut avoir soin de mouiller 

 la lame du couteau avec de l'alcool fort. 



Enfin, quand les coupes sont collées sur lames, on se 

 débarrasse du savon par des lavages à l'alcool fort et 

 chaud, si l'on veut aller vite, froid, dans le cas contraire. 



La Gélatine ne s'emploie pas seule en général pour les 

 inclusions, mais bien mélangée à la glycérine. On fait 

 dissoudre une certaine quantité de gélatine dans cinq ou 

 six fois son poids d'eau distillée. On ajoute alors à peu 

 près la même quantité de glycérine et quelques gouttes 

 d'acide phénique pour empêcher le développement des 

 moisissures. 



On chauffe le tout pendant environ un quart d'heure 

 en remuant constamment et on filtre à chaud sur du 

 verre pilé. 



Les pièces que l'on veut inclure par cette méthode ne 

 doivent être traitées auparavant ni par des éclaircis- 

 sants ni par l'alcool. 



Les blocs, une fois préparés, il est bon de les laisser 

 quelque temps dans l'alcool fort pour les rendre plus ré- 

 sistants à la coupe. 



Manière d'obtenir les blocs. — Il existe dsns le com- 

 merce un certain nombre de formes différentes pour lés 

 moules servant à préparer les blocs d'inclusion. 



Ce sont des sortes de petites cuvettes en verre ou en 

 métal ou même en papier. Quand on en a sous la main, 

 tout est pour le mieux, mais si l'on n'en a pas, il faut 

 savoir s'en passer en en fabriquant soi-même, et tout le 

 monde sait faire plus ou moins bien une petite boite en 

 papier. 



Nous employons, de préférence à tout cela, tout sim- 

 plement un verre de montre quand les pièces à enrober 

 ne sont pas trop volumineuses, mais en ayant soin de 

 le choisir le plus profond possible. 



Quand les pièces sont trop volumineuses pour pouvoir 

 user de ce procédé, nous employons le cadre à inclusions 

 en métal (fig. 27). Ce cadre se compose simplement de 

 deux angles en cuivre nickelé autant que possible et se 

 joignant très exactement, de façon à former par leur 

 juxtaposition une cavité cubique ou parallélipipédique 

 dont on peut faire varier les dimensions en rapprochant 

 plus ou moins les deux pièces métalliques l'une de 

 l'autre. 



\ On place . ces pièces sur une lame de verre légèrement 



