2-2 



— 154 — 



Nous disons, dans la définition de la directrice du niveau, que 

 cette droite doit être parallèle à l'axe du niveau, c'est-à-dire à 

 l'arête du couteau des fioles qui ont cet accessoire, ou à l'axe de 

 figure des fioles qui en sont dépourvues. 



Il faut donc trouver le moyen de réaliser ce parallélisme. 

 C'est le but principal d'une série d'opérations auxquelles nous 

 donnons le nom de réglage du niveau. 



Nous venons d'indiquer le but principal du réglage du niveau. 



Il y a de plus une opération accessoire qui est exclusivement 

 appliquée au niveau ordinaire, et a pour but de régler l'instrument 

 de telle sorte que la bulle soit entre ses repères lorsque la direc- 

 trice est horizontale. 



1° Opération fondamentale. Il n'existe aucune méthode permet- 

 tant de rendre l'axe d'un niveau parallèle à la directrice, d'une 

 manière sûre et pratique. On n'y parvient que par des tâtonne- 

 ments. On peut cependant procéder à ces tâtonnements d'une 



manière plus ou moins systématique, en se guidant d'après les 

 variations de i lorsqu'on imprime de légers mouvements de rota- 

 tion au niveau autour de la directrice. A cet effet on peut s'inspirer 

 des considérations suivantes : 



Toute rotation d'un niveau autour de sa directrice, peut être 

 décomposée en une rotation autour d'un axe quelconque parallèle 

 à cette directrice, et une translation. Les mouvements de transla- 

 tion ne déplaçant pas la bulle, on peut toujours en faire abstrac- 

 tion et remplacer la directrice par une droite parallèle PD, issue 

 du point P(fig. 3). 



§ II. RÉGLAGE DU NIVEAU 



Fio. 3. 



