Fisica terrestre. — Sulla sensibilità di cui possono essere su- 

 scettibili i sismometrografi. Nota del Corrispondente P. Tacchini. 



« Nella seduta del 15 giugno dell'anno decorso io ebbi occasione d'in- 

 trattenere l'Accademia sopra alcuni risultati ottenuti dal mio assistente dottor 

 G. Agamennone, riferentisi ad osservazioni sismiche eseguite sulla torre del 

 Collegio Romano. Da esse risultava all'evidenza che la torre rimane quasi 

 sempre in continua oscillazione sia per l'azione del vento, sia per il passaggio 

 dei carri, truppa ecc. Risultava ancora che il sismometrografo Brassart a tre 

 componenti (') riusciva a registrare meccanicamente le oscillazioni della torre 

 per effetto di passaggio di truppa a circa 150 metri di distanza dal fabbri- 

 cato. In seguito ad alcune modificazioni da poco tempo introdotte dall'Aga- 

 mennone nel suddetto strumento, allo scopo di attenuare gli attriti, si è visto 

 che l'influenza del passaggio della truppa si fa sentire per distanze ancora 

 più grandi. Per darne un'idea, basti dire che il passaggio di una colonna 

 di soldati a Piazza Venezia od a Piazza Colonna è sufficiente a porre in 

 sensibilissimo movimento gli stili del sismometrografo. E mentre per l'innanzi 

 lo stilo per la componente verticale era rimasto sempre immobile al passaggio 

 della truppa, ora il medesimo lascia delle tracce ancor più notevoli di quelle 

 date dai due stili per le componenti orizzontali. Io ho l'onore di sottoporre 

 all'Accademia unfac-simile del diagramma lasciato dal sismometrografo Brassart 

 durante un passaggio di truppa, che proveniente dal Corso per Via Lata, sboccò 

 sulla Piazza del Collegio Romano e poscia per Via della Gatta rientrò nella 

 caserma di S. Marta. In questo diagramma si veggono ragguardevoli tracce 

 di moto sussultorio, compito dalla torre ; ed i singolari raccorciamenti ed allun- 

 gamenti di esse a dati periodi mostrano all'evidenza trattarsi d'interferenza 

 di moto tra i sussulti del fabbricato e le oscillazioni proprie della spirale 

 che sostiene la massa del sismometrografo. 



« Fin qui si è trattato sempre di tracce lasciate dagli stili di questo 

 strumento sopra una lastra di vetro affumicata, vale a dire nel caso favo- 

 revolissimo di debole attrito. Il dott. Agamennone si è anche occupato di 

 registrare le indicazioni di un altro identico sismometrografo sopra una striscia 

 di carta, dotata di continuo movimento ; ed è riuscito egregiamente nel suo 

 intento mediante sifoncini di vetro ripieni d'inchiostro e ben contrappesati 

 per diminuire l'attrito, il quale con questo sistema di registrazione è di poco 

 superiore a quello che si ottiene con punte metalliche scriventi su vetro af- 

 fumicato. Con questo secondo sismometrografo si ha così il mezzo di poter 

 accorgersi dei movimenti della torre in qualunque ora del giorno ; ed infatti 



(!) Ann. della Met. ital., parte IV, 1886,- p. 37. 



