— 135 — 



« Un altro fatto degno di attenzione, che si rileva ispezionando la curva 

 fotografica del 24-25 gennaio, è un allargamento subitaneo ma breve, che si 

 riscontra poco prima delle ore 6 pomeridiane del 24, dovuto unicamente a 

 passaggio di truppa sulla piazza del Collegio Romano. Il carattere speciale 

 di questa perturbazione in entrambi le componenti, mostra all'evidenza non 

 trattarsi punto di oscillazione avvenuta nel pendolo, poiché imprimendosi al 

 medesimo un'oscillazione d'ampiezza, corrispondente a quell'allargamento 

 della curva, si sarebbe dovuto impiegare un tempo senza paragone più lungo, 

 necessario affinchè l'ampiezza fosse andata gradatamente a diminuire. L'ap- 

 parecchio invece si è comportato in questa occasione da vero sismometro- 

 grafo a due componenti orizzontali, dappoiché l'oscillazione, in cui è entrata 

 la torre in seguito al passo cadenzato dei soldati, ha fatto muovere il punto 

 di appoggio del pendolino (amplificatore dell'angolo di oscillazione del pen- 

 dolo), al quale sono collegati due specchi tra loro perpendicolari, mentre la 

 parte superiore del pendolino è rimasta ferma, impegnata come è, nel filo 

 di sospensione della massa pendolare, la quale si è comportata prossima- 

 mente da punto fermo o stazionario. Così che l'allargamento in parola sulla 

 curva è avvenuto non per oscillazione propria della massa pendolare, bensì 

 per oscillazione rapida del pendolino, trascinato seco dalla torre nella sua 

 stessa vibrazione, ed è cessato appena la torre è ritornata alla sua quiete 

 relativa di prima. 



« È certo che senza la connessione di questo pendolino amplificatore 

 colla massa del tromometro, questo, pur restando interamente libero da ogni 

 attrito, non si sarebbe sensibilmente mosso, e per conseguenza non si sarebbe 

 ottenuta traccia alcuna di perturbazione sulla curva fotografica. Sotto questo 

 punto di vista è manifesto, pur lasciando da parte il problema risoluto dall'Aga- 

 mennone della registrazione continua, quanta superiorità abbia il suo appa- 

 recchio sopra i tromometri attuali ; poiché nello stesso tempo che in esso la 

 massa pendolare non incontra che una resistenza addirittura trascurabile nel 

 muoversi per conto proprio, d'altra parte è suscettibile, mediante l'aggiunta 

 del pendolino sottostante, d'indicare qualsiasi trepidazione del suolo, la quale 

 potrebbe interamente sfuggire al così detto tromometro normale. 



« In seguito a questi importanti risultati ottenuti dall'Agamennone, 

 quanto prima collocherò in ogni Osservatorio geodinamico nuovo di 1° ordine, 

 un esemplare del tromometro a registrazione continua ideato dall'Agamennone, 

 così che, dopo qualche mese di osservazione, sarà possibile di troncare una 

 volta per sempre la questione dell'influenza del vento sopra le indicazioni 

 degli attuali tromometri ». 



