— 91 — 



Washington, comandato dal contr' ammiraglio G. B. Magnaghi, direttore del- 

 l'ufficio idrografico della R. marina, a Genova. 



« Tutte le operazioni relative alla determinazione della densità dell'acqua 

 stessa, le ho eseguite nel Laboratorio di fisica tecnica della Scuola per gl'in- 

 gegneri in Eoma, nel 1884-85, ed è coll'assenso del prof. Pisati che ho rac- 

 colto i dati relativi ai procedimenti usati ed i risultati ottenuti, onde po- 

 terli pubblicare. 



« Il metodo seguito è quello dei densimetri Stas, a doppio cannello ca- 

 pillare graduato. Gli strumenti ausiliarii adoperati sono i seguenti : 



a) Una bilancia di Bunge, che si può trasformare, all'occorrenza, in 

 bilancia idrostatica, sensibile, nelle condizioni delle pesate fatte, a mg. 0,03. 

 Con essa l'errore probabile di una pesata completa fu trovata eguale a 

 + mg. 0,06; 



b) Una serie di pesi di ottone dorato e platino (Bunge e Desaga) 

 ed una serie di mg. differenziali di platino (Ceccarelli) studiati in precedenza ; 

 l'equazione di ciascuno di essi era approssimata a r+= mg. 0,05 ; 



e) Un barometro, tipo Fortin, col quale si può apprezzare la let- 

 tura della pressione ad V 40 di mm. La sua correzione, per la capillarità e 

 lo spostamento dello zero della scala, era : -J- mm. 0,27 ; 



ci) Un igrometro a capello, del quale determinai le correzioni necessarie 

 alla graduazione dell'indice ed alla scala del termometro, mediante confronti 

 diretti col psicrometro e con un termometro campione ; 



e) Un termometro, tipo Baudin, vecchio campione di laboratorio, 

 sufficiente a sè stesso, cioè, coi punti fondamentali 0° e 100° della scala 

 centesimale, determinabili. Aveva la scala intera divisa a decimi di grado, 

 e con apposito cannocchiale vi si poteva apprezzare la temperatura a 0°,02. 

 Le determinazioni dell'intervallo fondamentale della sua scala, fatte dal 

 prof. Pisati e da me per un biennio, erano concordanti entro questi limiti: 

 -ir 0°,03; 



f) Un'altro termometro, tipo Golaz, colla scala indicante le tempe- 

 rature da 0° a 32°, divisa a decimi di grado. Immerso nell'acqua aveva la 

 correzione costante -f- 0°,30, per tutta la scala; 



g) Due bagni d'ottone, uno ad olio e l'altro ad acqua, necessari 

 alla preparazione dei densimetri ed alle determinazioni di densità dell'acqua 

 marina ; 



h) Un apparecchio essiccatore a cloruro di calcio ed acido solforico. 

 <i I dati relativi alle costanti fisiche li ho presi dalle tavole dell'Ufficio 



Metrico internazionale. Tom. I. 



« La presente nota è un estratto di una particolareggiata memoria sul- 

 l'argomento, depositata nel Laboratorio di fisica prima citato, insieme a cinque 

 registri delle osservazioni. 



« IL Costanti dei densimetri. — I densimetri adoperati sono 5, distinti coi 



